( 306 ) 



richels, aan weerszijden van den balk. Een en ander is in 

 figuur 5 in doorsnede zichtbaar. 



De eindnieter, hier G 3 , rust op een paar rollen, die 

 aan een wagen bevestigd zijn, die insgelijks langs ijzeren 

 richels, zijdelings weggerold kan worden. Vóór dat weg- 

 rollen moet het koordje, waaraan het gewichtje hangt, waar- 

 van zoo even sprake was, losgemaakt worden. 



Eene volledige meting bestond nu uit het volgende schema : 



Ingesteld onder het 



Welke meter 



mikroskoop streep 



vóór 



a 



NO. 27, 



b 



#31 



a 



N°. 27, 



b 



&3> 



a 



N°. 27. 



Elke instelling geschiedde tweemaal achter elkander; en 

 elke keer werd de schaal tweemaal afgelezen. Daardoor 

 was het mogelijk de middelbare fout af te leiden, zoowel 

 van de aflezing der schaal, als van de instelling der strepen 

 onder het mikroskoop. 



Tevens werd, zoodra de meters verlegd waren, de ther- 

 mometer op den meter, die vóór lag, afgelezen, evenals een 

 andere, die in het vertrek boven den comparateur hing; 

 evenzoo werd, bij elke aflezing der schaal, de tijd aangetee- 

 kend. Kwam er geene stoornis, dan liep zulk eene reeks 

 metingen in achttien minuten af. 



§ 4. 



NADERE BESCHRIJVING VAN ENKELE BIJZONDERHEDEN VAN DEN 

 COMPARATEUR. 



1, De platina-iridium meter iV°. 27. De voorkant van 

 N°. 27 bij streep b, is op mijn verzoek door den heer 



