( 308 ) 



Het mikroskoop <z, zie figuur 5, was vastgeschroefd op 

 eene koperen plaat 6, en deze weer op twee vertikale plankjes 

 c, die, door tusschenkomst van eene ijzeren plaat d stevig 

 aan den balk e bevestigd waren, ƒ is een hol spiegeltje, 

 dat de heer Olland op mijn verlangen zoo ingericht heeft, 

 dat men het met gemak alle bewegingen geven kan. Bij de 

 waarnemingen bevindt het zich onder de helft van het objec- 

 tief, aan de zijde van den waarnemer; het kaatst het licht 

 terug naar de bo venvlakte van N°. 27, die onder het mikros- 

 koop ligt. Dat spiegeltje f ontvangt het licht, door het gat 

 g, van een grooteren spiegel h, die om twee loodrecht op 

 elkander staande assen kunnende draaien, alle mogelijke stan- 

 den kan aannemen. Op den vloer van het vertrek is in i 

 een heliostaat gezet, die het licht van het venster terug- 

 werpt naar h ; van daar gaat het naar ƒ, en daar de richting 

 der eindstreep parallel aan de lijn f h is, is de verlichting 

 symmetriek met betrekking tot die eindstreep. Op deze wijze 

 kon de verlichting, die donkere strepen op een licht veld 

 geeft, altijd met het meeste gemak zoo gunstig mogelijk 

 gemaakt worden. 



4. De thermometers. Bij de zomerwaarnemingen, in Au- 

 gustus 1889 zijn de beide thermometers Baudin, N°. 4899 

 en 4896 gebruikt, die te Parijs bij den platina-iridium nieter 

 N°. 27 waren ontvangen. Deze thermometers waren in tiende 

 graden verdeeld, en honderdsten werden dus geschat. Acht 

 vergelijkingen werden verricht met N°. 4896 op N°. 27 en 

 N°. 4899 op 6r 3 , en acht vergelijkingen met N°. 4889 op 

 N°. 27 en N°. 4896 op 6r 3 . Daardoor wordt het verschil 

 in aanwijzing van deze thermometers geëlimineerd, en komt 

 nog alleen de gemiddelde correctie der beide thermometers 

 in aanmerking. 



Bij het leggen der meters voor het doen dezer winter- 

 waarnemingen, den 8 steQ Januari 1889, brak N°. 4896, en 

 werd vervangen door Baüdin N°. 7483, van de sterre wacht, 

 die in vijfde graden verdeeld is, en waarop dus zeer ge- 

 makkelijk de vijftigste graden geschat kunnen worden. 



Den 31 sten Juli, dus vóór het begin der vergelijkingen, 

 werd gemerkt dat in N°. 4899 de kwikkolom niet geheel 



