( 309 ) 



doorliep ; met de loep kon men eene kleine tusschenruimte 

 ontdekken. Daar zij bij verwarming opschoof, bleek zij 

 lucht te bevatten. Door verwarming van den thermometer 

 werd deze luchtbel tot in de bovenste verzamelholte ge- 

 bracht, en aldus verwijderd. Het nulpunt van den thermo- 

 meter kon door die bewerking veranderd zijn, en het kon 

 verwacht worden dat het slechts langzaam tot zijne vorige 

 ligging zou terugkeeren. 



Hoewel Baudin N°. 4896 en 4899 doorgaan voor stand- 

 aardthermometers van de l ste klasse, heb ik toch gemeend 

 meer vertrouwen te moeten stellen op de beide standaard- 

 thermometers van de Sterrewacht, Baudin 7483 en 9797, 

 die wel is waar slechts in vijfde graden verdeeld zijn, maar 

 waarvan de schaal tot boven het kookpunt reikt, zoodat 

 dit met den daarvoor dienenden toestel van Regnault, is 

 knnnen geverifieerd worden. 



Van de gebruikte thermometers nu is het nulpunt herhaal- 

 delijk bepaald, wij zullen dit met een veranderd teeken, dus de 

 correctie opgeven. Met de meeste zorgvuldigheid werd bevonden: 



Correctie bij 0°. 

 2 Aug. 31 Aug. 9 Sept. 



Baudin 



7483 

 4899 



— 0°,10 



— ,11 



— ,15 



— ,30 



— ,40 

 Geissleu N°. 2 + ,01 



De getallen tusschen ( 



0°,00 

 — ,U 



0°,04 

 ,15 



vertikaal 



> 

 4896 



,16 (-0 ,17) 



horizontaal 



vertikaal 



horizontaal 



— ,29 — ,29 



— ,35 (— ,35) 

 -)- ,01 ,00 

 ) zijn uit de andere afgeleid. 



Verder gaven den 5 den September, opzettelijk gedurende 

 een ganschen morgen voortgezette proeven met behulp van 

 een waterbak, door vergelijking met Baudin 7483 en 9797: 



Baudin 4896 

 Baudin 4899 



Geisslee N°. 2 



Correctie van 15 tot 25° — 0°,205 



bij 16°,72 - 0°,14 



» 19 ,71 — ,15 



» * 22 ,23 — ,14 



> > 24 ,58 — ,124 



» 15—25° + ,07 



