( 320 ) 



De vergelijkingen bij 0° hadden in 185G, 57 gegeven, 

 zie § 1 : 



G z — a — 0^,30 



a 



=z A — ,50 



A — M — 1 ,74 *) 



derhalve : G s = M — 2 ,54 

 Thans gevonden: G 3 = Jf — 13 ,62 



Het verschil in de oude en deze bepaling is dus — 1 1 ,08 

 mikrons ; het moet zonder twijfel hoofdzakelijk toegeschre- 

 ven worden aan de gebrekkige vergelijking in 1838, van den 

 voor Nederland bestemden platina standaardmeter met den 

 Mètre des Archives. 



Wij hebben dus nu de volgende 



Tafel voor de lengte van G' 3 , afgerond tot duizendste 



MILLIMETERS (MIKRONS). 



C (r 3 C G 3 C (r 3 



0° 



mm. 



999,986 



11° 



mm. 



1000,076 



21° 



mm. 



1000,158 



1 



999,995 



12 



,084 



22 



,166 



2 



1000,003 



1:5 



,092 



23 



,174 



3 



1000,011 



14 



,100 



24 



,182 



4 



1000,019 



15 



,109 



25 



,190 



5 



1000,027 



16 



,117 



26 



,198 



6 



1000,035 



17 



,125 



27 



,206 



7 



1000,043 



18 



,133 



28 



,215 



8 



1000,052 



19 



,140 



29 



,222 



9 



1000,060 



20 



,149 



30 



,231 



10 



1000,068 











*) Zoo werd het verschil althans door mij afgeleid uit de aanteekenin- 

 gen der commissie Lipkens, Uylenb&oek, Lobatto. Zie yenslagen en 

 Mededeeliu gen, 3e Reeks, Deel III, p. 226, en de noot onder aan die 

 bladzijde. 





