( 327 ) 



Ts de afstand der stiftjes achter het hangende spiegeltje 

 = A, en de vergrooting van den kijker == F, dan is de 

 angulaire waarde van m l : 



m 1 r 0,104 



= V = y 177 - 24" 



A sin l" 16000 mw 1" ' 



Is verder de afstand van duidelijk zien = Z), de ver- 

 grooting van het mikroskoop = F', dan is de angulaire 

 waarde van ra 2 



V' = ^^r-^ X 127,5 = 41". 



Dsinl" 218000 sinl" 



De angulaire middelb. fout, 24", van de aflezingen der 

 schaal met den kijker bewijst de nauwkeurigheid der me- 

 thode, om twee zwarte strepen op witten grond in elkan- 

 ders verlengde te doen vallen. De beide aflezingen, die door 

 den amanuensis der sterrewacht, den heer C. Verloop, tot 

 op tiende deelen van de deeltjes, die = 1,084 mm. waren, 

 verricht werden, waren meestal aan elkander gelijk; zoodat 

 ik wel eens het vermoeden kreeg, dat de tweede aflezing 

 niet geheel onbevoordeeld geschiedde; doch indien ik zelf, 

 met de noodige aandacht, eene aflezing eenige malen her- 

 haalde, d. w. z. de beelden der twee hangende draden in 

 elkanders verlengde bracht en de schaal dan aflas, verkreeg 

 ik ook herhaalde malen dezelfde aflezing. De tweede leden 

 der bovenstaande vergelijkingen 2,56 enz. zijn voornamelijk 

 te wijten aan eenige weinige groote verschillen, (tusschen 

 de beide aflezingen,) die wellicht aan eene beweging van den 

 voorliggenden meter te wijten zijn. 



De middelbare fout w 2 = 0^,34 had men, de vergrooting 

 van het mikroskoop 127,5 in aanmerking genomen, geringer 

 kunnen verwachten. Laugier »Mémoire sur la détermina- 

 tion des distances polaires des étoiles fondamentales," Mem. 

 de VAcad. des Sciences, AXVIi, 2™ Partie, blz. 38; vindt 

 de middelbare fout van het brengen van een streep tusschen 

 twee evenwijdige strepen = 24", en Bosscha (»Relation des 

 expériences qui ont servi a la construction de deux mètres 



