( **M ) 



de cylinder om zijne as kan wentelen, zonder door het vast- 

 geklemde rad D hierin verhinderd te worden. Men verwij- 

 dert de stang II' met het gewigt O en klemt den cylincler 

 door middel van een schroef aan de as (GG') vast. Het 

 kymographion komt dan met dat van ludwig overeen. 



Door de hierboven vermelde methode kan men derhalve 

 het aantal en den duur der hartslagen naauwkeurig waar- 

 nemen. Omtrent de kracht van de zaïnentrekkingen van 

 het hart, kan zij ons insgelijks inlichtingen geven. Men 

 kan ze bij hetzelfde dier slechts betrekkelijk, niet absoluut 

 meten. Wordt namelijk de naald door eene krachtige con* 

 tractie bewogen, dan zullen hare excursiën grooter zijn, 

 dan wanneer er bij hetzelfde dier eene zwakke contractie 

 van het hart plaats heeft en zal tevens de opheffing van 

 het hef boompje eene grootere zijn; derhalve zal de kromme 

 lijn, die bij deze contractie wordt opgeschreven, eene groo- 

 tere vertikale hoogte bezitten. 



Bij naauwkeurige uitmeting der kromme lijnen, die den 

 duur en het aantal der hartslagen voorstellen, kan men zich 

 uit de waarneming zoodanige kromme lijnen zamenstellen, 

 die van het verloop, van den duur en de frequentie der 

 hartslagen eene graphische voorstelling geven. 



Ten einde ons te overtuigen, dat bij deze methode elke 

 hartslag naauwkeurig wordt geregistreerd, hebben wij eenige 

 controle-proeven verrigt. De mogelijkheid bestaat, dat, wan- 

 neer door eene zamentrekking van het hart, het hef boompje 

 was opgeheven, het nog niet gedaald zoude zijn, wanneer de 

 volgende zamentrekking plaats heeft, waardoor de volgende 

 contractie niet als een afzonderlijk krom lijntje wordt op- 

 geschreven. Op deze wijze zouden er dus te weinig hart- 

 slagen afzonderlijk worden opgeschreven. Wij hebben er 

 ons van overtuigd, dat w T anneer men het hefboompje , het- 

 welk in andere gevallen met de naald, in het hart gesto- 

 ken, in verbinding wordt gebragt, met het hierboven be- 



