BEPALING 



VAÏÏ DEM 



BRANDPUNTSAFSTAND VAN LENSEN, 



DOOR 



F. C. OONOEBS. 



Eene naauwkeurige bepaling van den brandpuntsafstand 

 van lensen is niet zonder bezwaar. Het eenvoudige nieten 

 van den afstand, waarop achter de lens zich 't zonnebeeld 

 op een scherm vertoont, geeft slechts de waarde bij bena- 

 dering. Niet naauwkeuriger is de uitkomst bij het di- 

 recte meten der geconjugeerde brandpuntsafstanden van 

 eene vlam en haar beeld, waaruit de hoofdbrandpuntsaf- 

 stand kan berekend worden. Er zijn verschillende andere 

 methoden aangegeven, die tot eene juistere uitkomst lei- 

 den, waaronder vooral die van bessel en van oudemans 

 verdienen genoemd te worden. Boven deze komt in bij- 

 zondere gevallen nog in aanmerking: het meten der grootte 

 van een voorwerp en van zijn dioptrisch beeld (beide met 

 behulp van den ophthalmometer), eene methode, naar 't 

 schijnt reeds door helmholtz toegepast op de kristallens 

 van het oog, doch niet beschreven. 



Als voorwerp bezigde ik drie kleine openingen in een 



