( 294 ) 



grootte afgebeeld in fig. 1. A is een groot cylinderglas, een ge- 

 wone wijdemonds-stopflesch, van 63 centimeters hoogte en 20 

 eentim. inwendige middellijn. De geheele inhond is ongeveer 20 

 liters. Dit glas rust, tusschen drie klemmen, waarvan er slechts 

 een in de figuur bij a te zien is, op een houten schijf B als 

 voetstuk, gedragen door diïe iets naar buiten staande pooten, 

 waarvan er twee van stelschroeven (b b) voorzien zijn. De 3 cen- 

 timeters breede rand van den mond der flesch is vlak geslepen, 

 en daarop rust een cirkelronde schijf (c) van 1 centimeter dik 

 spiegelglas. Deze aanmerkelijke dikte is noodig, om zooveel 

 mogelijk de doorbuiging van het glas te verhinderen, bij de 

 daarop uit te oefenen drukking, gelijk beneden nader blijken zal. 



Om de sluiting volkomen te maken, brengt men tusschen 

 beide glasoppervlakten een weinig reuzel of een mengsel van 

 gele was en boomolie, en bevestigt de glasplaat vervolgens ste- 

 vig door een daarop geplaatsten ijzeren ring (d), onder tusschen- 

 komst van een ring van caoutchouc of leder, welke veroorlooft 

 op de glasplaat eene sterke drukking uit te oefenen, zonder 

 gevaar van haar te breken. Deze ijzeren ring (fig. 1 d), welks 

 doormeter iets geringer is dan die der glasplaat, is in figuur 2 

 bij d van boven op gezien voorgesteld. Zij heeft drie uitsteek- 

 sels (e e e), op gelijke afstanden geplaatst en elk voorzien van 

 eene opening. Deze drie openingen dienen om den ring aan 

 het voetstuk te verbinden, door middel van drie daarop be- 

 vestigde ronde ijzeren staven, waarvan er slechts twee (gg) in 

 fig. 1 te zien zijn, daar de derde door de flesch bedekt wordt. 

 Bij het plaatsen van den ring op de glasplaat, zorgt men dat 

 de openingen in de genoemde uitsteeksels de uiteinden der 

 staven opnemen Deze uiteinden zijn elk van een schroefdraad 

 voorzien, en door middel der moeren ff kan de ring en daar- 

 mede tevens de glasplaat stevig worden vastgedrukt, zoodat de 

 toestel langs den rand van he^ glas hermetisch gesloten is. 



De glasplaat heeft vier openingen. 



De middelste dezer openingen (fig. 2 h) is bestemd om daarop 

 glazen maathuizen (fig. 1 o) van verschillende wijdte te kunnen 

 aanbrengen, die bestemd zijn om, door rijzing of daling van de 

 waterkolom daarin, de uitzetting of inkrimping van den inhoud 

 der liesch te meten. Ten einde de verwisseling der maathuizen 



