( 300 ) 



in et een klemschroef d vastgezet kan worden. Bij het gebruik 

 wordt de vbetplank e onder het voetstuk van den physometer 

 zoo ver doorgeschoven, dat de opening in het plankje b zich 

 juist boven de opening in de glazen plaat bevindt. Eerst nu 

 wordt de trechter er op geplaatst en door dezen de toestel met 

 water gevuld. Het zal ter nauwernood behoeven gezegd te 

 worden, dat het te gebruiken water genoegzaam zuurstofhoudend 

 moet zijn, en dat derhalve rivierwater de voorkeur verdient. 



Een gewichtig vereischte is evenwel, dat alle vrije lucht uit 

 het water in den toestel verwijderd is. Indien de vulling met 

 boven beschreven voorzorgen geschied is, dan blijven zelden 

 eenige luchtbellen in de diepere deelen van den toestel achter. 

 Mochten er echter nog eenige kleine hier of daar aankleven, 

 dan kan men deze gemakkelijk los maken en doen opstijgen 

 door het gebruik van een stuk stevig ijzerdraad van genoeg- 

 zame lengte, om tot beneden in de flesch te reiken, en het- 

 welk aan zijn einde over eenige centimeters lengte regthoekig 

 is omgebogen. Aan dit omgebogen gedeelte wordt een kleine 

 veder bevestigd, welke dan dient om de lucht belletjes als het 

 ware weg te vegen. 



Altijd evenwel blijft er, ook bij de zorgvuldigste vulling, 

 eene zekere hoeveelheid lucht onder de glasplaat over. Men 

 kan deze wel is waar tot een minimum reduceeren door met 

 behulp der stelschroeven b b de glasplaat horizontaal te stellen, 

 maar toch gelukt het bijna nooit door een enkel toegieten van 

 water, nadat de trechter verwijderd is, alle lucht naar buiten 

 te drijven. Om daartoe te geraken is men genoodzaakt den 

 toestel op zijne drie pooten zulke bewegingen te doen maken 

 als geschikt zijn om de nog aanwezige luchtbellen tot onder 

 de opening te drijven en aldaar te doen ontsnappen. Ook hier 

 kan de zoo even genoemde aan een regthoekig ijzerdraad be- 

 vestigde veder te stade komen. Overigens hebben deze wip- 

 pende bewegingen geen het minste bezwaar, omdat zij gedaan 

 worden vóór dat de maathuis en de schalen op de glasplaat 

 zijn geplaatst, terwijl de flesch zelve door het ijzeren gestel 

 g g en de klossen a zoo stevig aan het voetstuk bevestigd is, 

 dat zij daarbij niet lijden kan. 



Het is echter juist de noodzakelijkheid van zeker te weten 



