( 308 ) 



üe door de lucht in liet glas bij de rijzing en daling door- 

 loopen afstand, d. i. a, bedroeg 200 millim. 



De afstand van den openen mond van het glas in zijne 

 hoogste stelling tot aan het O-punt der schaal, d. i. b, was 

 155 millim. 



De hoogte des barometers was 763,4 millim. 



Het specifiek gewicht van het water in den physometer be- 

 droeg 1,0005. 



De waarde van den factor k voor het gebruikte gedeelte der 

 maathuis bedroeg 8,002. 



De gemiddelde waarde van Ji i is 27 millim.: die van k z wordt 

 gevonden door bij den gemiddelden hoogsten stand van het wa- 

 ter in de maathuis, zijnde 230,6 mm, 1,9 mm te voegen, als 

 het bedrag van den» te lagen waterstand tengevolge van de toe- 

 genomen drukking van het water tegen te ondervlakte der glas- 

 plaat; Ii 2 wordt dan 232,5 mm. 



Uit deze gegevens vindt men door berekening een lucht- 

 volume van 145,6 centim., hetgeen slechts zeer weinig van het 

 ware volume der lucht in het glas verschilt. 



Bij het doen van verscheidene andere bepalingen met het- 

 zelfde glas, waarbij a van 200 tot 370 mm, b van 155 tot 

 310 mm en /* 2 — // t van 120 tot 246 mm verschilden, is mij 

 echter gebleken, dat die overeenkomst tusschen het ware en 

 het door berekening gevonden volume der lucht geenszins altijd 

 zoo juist als in dit geval is. De uitkomsten der berekening 

 waren : 



Verschil van het ware volume. 



139,76 kub. centim. — 6,11 kub. centim. — 4,2 proc. 



142,12 // tt — 3,75 // // - 2,6 // 



143.22 // // — 2,65 „ » — 1,8 // 



143.23 // // — 2,64 // // — 1,8 // 

 143,54 // // — 2,33 // // -- 3,3 // 

 145,60 // // — 0,27 tr ft — 0,2 // 

 146,72 // // + 0,85 // // + 0,6 tt 



Hieruit blijkt dat, hoewel in elke bijzondere waarnemings- 

 reeks de verschillen tusschen de afzonderlijke bepalingen niet 

 grooter dan 2 pCt. zijn, zoodat de waarschijnlijke fout der ge- 



