( 281 ) 



Kraans- Zeedijkshoogte boven A. P. . . .-= 2,6762 El. 

 Bovenste hakkelbout boven Zeedijksh Kraan. = 0,9169 // 



Bovenste hakkelbout boven A. P. van de Kraan. =3,6231 ,/ 



Hierboven is gevonden : 

 Bovenste hakkelbout boven A. P. van den 



peilstok ■ = 3,7054 „ 



Dus het A'. P. van den peilstok, onder het 



A. P. van de Kraans-waterkeering. . . 0,0823 El. 



of, met andere woorden, het nulpunt van den peilstok is 

 82,3 mm. te laag geplaatst. 



Om den stand van dit nulpunt ook nog op eene andere 

 wijze te onderzoeken, zijn gedurende eenige dagen, dat 

 het Oude waterkantoor nog aanwezig was, en aan het 

 nieuwe thans bestaande bij de Kraans-waterkeering reeds 

 waarnemingen konden gedaan worden, gelijktijdige optee- 

 keningen gedaan aan beide kantoren. Op deze wijze is 

 het verschil van de peilschaal aan het nieuwe waterkantoor, 

 en den peilstok van het oude, gevonden als volgt: 

 A. P. van den peilstok te 



NB. Elke .vergelijking is\ 

 het midden uit 36 optee-l 

 keningen, op de gewone) 

 wijze genomen, niet nader 1 

 dan tot in volle duimen. 



Gemiddeld 78,5 mm. 

 of, met uitsluiting van het laatste getal 74, gemidd. 79,4 

 mm. te laag. 



" Deze uitkomst verschilt van de voorgaande nagenoeg 3 

 mm. Hierbij dient echter in aanmerking te komen, dat de 



15 Mei 



1861, 



gem. 



79 mm, 



16 // 



// 





79 // 



17 // 



// 





81 „ 



18 // 



// 





78 * 



19 » 



// 





78 // 



20 // 



1 // 





81 // 



21 // 



// 





78 // 



22 // 



ti 





74 // 



