( 56 ) 



met T «> Vo van naar bedrag, door Regnault aangebracht, te ver- 

 vallen, eene andere verbetering, welke de waargenomene uitzet- 

 ting eene kleine vermindering doet ondergaan, scheen mij niet 

 te mogen worden verwaarloosd. 



Wij hebben reeds opgemerkt, dat Regnault de bnis, waarin 

 zich het kwik op lage temperatuur bevond, niet door smeltend 

 ijs heeft afgekoeld op de standvastige temperatuur van 0°,maar 

 door een stroom koud water, waarvan de temperatuur telkens 

 met behulp van den kwikthermometer bepaald werd. De tempe- 

 ratuur van de warme kwikzuil werd daarentegen bepaald door 

 een luchtthermometer geplaatst in het oliebad, dat de ijzeren 

 kwikbuis omgaf. 



Het doel nu van het onderzoek van Regnault is blijkbaar, 

 de ware uitzetting van kwik te bepalen bij verschillende tempe- 

 raturen, gemeten door de uitzetting van lucht, met andere woor- 

 den : de ware uitzetting van kwik te vergelijken met die van 

 lucht. Maar om aan dit beginsel getrouw te blijven, moet men 

 blijkbaar de temperatuur zoowel van de warme als van de koude 

 kwikzuil met behulp van een luchtthermometer bepalen. Bezigt 

 men ter bepaling van de temperatuur der koude kwikzuil een 

 kwikthermometer, dan wordt deze temperatuur gemeten door de 

 schijnbare uitzetting van kwik, welke geenszins dezelfde regel- 

 matigheid heeft als die van lucht. Tn eene volgende verhande- 

 ling zullen wij aantoonen, dat het verschil van de wet van 

 schijnbare uitzetting van kwik en van de wet van uitzetting 

 van lucht belangrijk genoeg is, om zich door een merkbaar 

 verschil van den luchtthermometer en den kwikthermometer 

 tusschen 0° en 100° te verraden. De waarnemingen van 

 Regnault, vermeld in zijne verhandeling //sur la mesure des 

 températures v , toonen aan, dat de thermometers met kristallen 

 reservoir, welke hij bezigde, lager wijzen dan de luchtthermo- 

 meter. Het verschil bedraagt voor & = 18°, de gemiddelde 

 temperatuur der beide eerste serien, 0°, 12, voor & — 19° die 

 der derde serie is het 0°, 13 en voor # = 10° tot 11°, de 

 temperaturen bij de vierde serie waargenomen, 0°, 08. 



Om dezelfde reden behooren ook de temperaturen, met den 

 luchtthermometer gemeten, verhoogd te worden. Om namelijk 

 het nulpunt van dezen thermometer te bepalen, plaatste Regnault 



