( 57 ) 



het glazen reservoir niet in smeltend ijs maar in een oliebad, 

 waarvan de temperatuur door middel van een kwikthermometer 

 bepaald werd. Deze temperatuur was voor de waarnemingen 

 der eerste en tweede serie 21°, 4, voor die der derde en vierde 

 serie 26°, 1. Bij deze temperaturen is de kwikthermometer 

 0°, 14 en 0°, 16 bij den luchtthermometer ten achteren. 



De invloed dezer afwijking op de temperatuurbepalingen met 

 den luchtthermometer kan berekend worden als volgt. 



De temperatuur T van den luchtthermometer wordt volgens 

 Regnault (p 296) bepaald door deze formule: 



waarin H ' de waargenomene of berekende spanning bij 0°, 

 H -f ^° de spanning bij T ° , k de coëfficiënt van kubieke uitzet- 

 ting van het glas, a de coëfficiënt van uitzetting van lucht on- 



/ v \ ( v \\ 



der constant volume en — -f- ( — | de betrekking voor- 



\ * / o \ W o 



stelt van den inhoud der verbindings buizen tot dien van het 



reservoir van den luchtthermometer, herleid tot de temperatuur 

 van 0°. 



Naardien het voldoende is de waarde der correctie, welke T 

 moet ondergaan, te berekenen tot op ^ van haar bedrag, kun- 

 nen wij — ] -f- — L ) buiten rekening laten, en derhalve 



\ A/ 'o \ Y lo 

 onderstellen, dat de luchtthermometer enkel uit het reservoir 



bestond. Om dezelfde reden kunnen wij stellen : 



Alsdan is: 



1 + a T 

 1 -f * T 



H + ho 

 H' 



] _f_ ( a __ k) T, 



1 _|_ {a __ k) T. 



Noemen wij nu H, -f- h x de waargenomene spanning der 



