OVER DE 



SCHIJNBARE UITZETTING VAN KWIKZILVER 



EN 

 DEN GANG VAN DEN 



KWIKTHERMOMETER, 



VERGELEKEN BIJ DIEN VAN DEN 



L U C II ï T H E E M O M E T E R 



VOLGENS DE WAARNEMINGEN VAN REGNAULT. 

 DOOR 



J. BOSSCHA. Jr. 



t+- 



Hel hoofddoel van eene nauwkeurige bepaling van de ware 

 uitzetting van kwik is het verkrijgen van een gegeven, hetwelk 

 men noodig heeft voor de berekening van de uitzetting der 

 glazen reservoirs, welke bij het meten van de uitzetting van 

 vloeistoffen en gassen gebruikt worden. Nu wij in de vo- 

 rige verhandeling uit de waarnemingen van Regnault voor 

 de ware uitzetting van kwik tusschen 0° en 100° eene getal- 

 waarde hebben afgeleid, vrij aanmerkelijk verschillende van die, 

 welke Regnault op grond zijner onderzoekingen daarvoor aan- 

 neemt, behoort derhalve te worden nagegaan, hoe de uitzet- 

 ting van glas, welke Regnault uit zijne proeven berekende, 

 moet gewijzigd worden om aan de waarnemingen te voldoen. 

 Naardien Regnault uit de waargenomene schijnbare en ware 

 uitzettingen van kwikzilver de uitzetting van het glas afleidde, 

 zou dit onderzoek in weinige regelen kunnen afloopen, indien 

 zich niet eene omstandigheid voordeed, welke twijfel doet ont- 

 staan, hetzij omtrent de nauwkeurigheid der proefnemingen over 

 de schijnbare uitzetting van kwikzilver, hetzij omtrent de wijze 

 waarop uit de proefnemingen deze uitzetting berekend werd. 



Noemen wij Zw de ware uitzetting van kwik tusschen 0° 



