( 75 ) 



ten dat ook bij de schijnbare uitzetting van kwikzilver, ver- 

 geleken bij die van de lucht in het reservoir van den lucht- 

 thermometer zich het zelfde verschijnsel zou voordoen. Ik heb 

 daarom van de berekening de proefnemingen bij temperaturen 

 hooier dan 280° uitgesloten. In het volgende overzicht der 

 berekening zijn echter die proefnemingen mede opgenomen, om 

 te doen zien in hoeverre zij aan de gevondene formulen vol- 

 doen. 



Men vindt in de verhandeling van Eegnault de vergelijking 

 van den luchtthermometer met vier thermometers met kristallen 

 omhulsel, met vijf thermometers van gewoon glas, met één ther- 

 mometer van eene soort van groen glas, hetwelk voor scheikun- 

 dige toestellen wordt gebruikt en met één thermometer van 

 eene soort van zweedsch glas, hetwelk zich door zijne onsmelt- 

 baarheid onderscheidt. Al deze werktuigen zijn gewichtsther- 

 mometers. De scheikundige samenstelling van het glas en zijne 

 dichtheid vindt men in de verhandelingen van Eegnault opge- 

 geven. Yoor elk dezer werktuigen werd eene afzonderlijke 

 formule berekend. De thermometer van kristal n°. 1 en die 

 van glas n°. 5 werden herhaaldelijk bij den luchtthermometer 

 vergeleken; de eerste in vier, de tweede in drie verschillende 

 reeksen van waarnemingen. Om beter overzicht te geven van 

 de wijze waarop «' met de temperatuur verandert, vindt men 

 de proefnemingen met deze thermometers verricht in de volgende 

 tabellen gerangschikt naar de opklimmende temperaturen. 



In de eerste kolom is het nommer en de aard van den 

 thermometer aangeduid. De tweede bevat het nommer der 

 proefneming en der serie, de derde de temperatuur van den 

 luchtthermometer en de vierde de waargenomen uitzetting, door 

 Eegnault berekend uit het gewicht van het uitgevloeide kwik 

 en dat van het kwik, hetwelk den thermometer bij 0° vulde. 

 Twee dezer laatste getallen verschillen van die welke men in 

 de tabellen van Eegnault vindt, te weten die van de proef 

 n°. 5 in de eerste serie van den thermometer n°. 1 en die van 

 de proef n°. 1 van den thermometer n°. 2. De getallen name- 

 lijk voor de uitzetting in de verhandeling van Eegnault op- 

 gegeven, zijn door drukfouten onnauwkeurig. 



De vijfde kolom bevat de waarde van a uit elke proefne- 



