80 



De thermometers van gewoon glas, in de tweede tabel opge- 

 nomen, onderscheiden zich in zeer opmerkelijke wijze van die 

 met reservoir van kristal. Bij allen neemt de waarde van cc' zeer 

 merkbaar af met klimmende temperatuur. Bij de thermometers 

 n°. 5, 6 en 7 valt het zelfs duidelijk in het oog, dat de ver- 

 mindering van cc in het begin zeer snel geschiedt en bij de 

 hoogere temperaturen allengs vertraagt. De waarde van den 

 coëfficiënt b in de formule cc = a + bt blijkt derhalve met 

 de temperatuur te veranderen. Om aan de waarnemingen te 

 voldoen moet dus eene formule van drie termen 



a' = a + bt + cP 



worden aangenomen. Hetzelfde valt op te merken van den 

 thermometer van zweedsch glas n°. 11 (Tabel III). Bij den 

 thermometer n°. 10 wordt de geregelde gang verstoord door 

 eene zeer aanmerkelijke onregelmatigheid in de uitzetting bij 

 99°,47, die eene fout in de waarneming doet vermoeden. 



De formulen voor de waarden van cc welke uit deze waar- 

 nemingen zijn afgeleid, zijn de volgende : 



Thermometers van kristal Choisy-le-Roy. 



N°. 1 cc' um 10-8 (15836 + 0,08*} 



// 2 cc' = 10-8 { 15544 + 0,10*} 



ff S «' = 10-8 ( 1562 8 + 0,33 *} 



^ 4 «' = 10-8 ( 1573! _ 0,10*} 



Thermometers van gewoon glas. 



N°.5 cc' = 10-8 {15489 — 2,50* +0,0040 * 2 } 



ff 6 a' = 10-8 (1556O — 3,10 *+ 0,0055 * 2 } 



f , 7 cc' = 10-8 (85786 — 2,75 * + 0,0050 * 2 } 



„ 8 u — 10-8 (15434 __ 0,51 ^ — 0,00101 P } 



,/ 9 cc' = 10-8 (15346 — 1,15 * + 0,000317** } 



Thermometer van groen glas. 

 „10 cc' = 10-8 { i593 6 _ 2,12 + 0,0030 * 2 } 



Thermometer van Zweedsch glas. 

 // 11 cc' = 10-8 {15859 — 4,79 + 0,00122 * 2 } 



