( 32 ) 



luchtthermometer maar bij den thermometer n° 1 vergeleken. 

 Om de temperaturen van dezen laatsten tot die van den lucht- 

 thermometer te herleiden, heb ik de formule van den thermo- 

 meter n° 1 gebezigd. Dit is de oorzaak, waarom de tempe- 

 raturen in de derde kolom voor deze thermometers niet over- 

 eenstemmen met die, welke men in de verhandeling van Regnault 

 vindt opgegeven. Nu zullen, naar deze formule berekend, de 

 temperaturen boven 280° voor den thermometer n° 1 te hoog 

 zijn, zoodat de invloed van eene te sterke schijnbare uitzetting 

 in de thermometers n° 4, 8 en 9 daardoor wordt opgeheven. 

 Het verdient opmerking dat de thermometer n° 4, onder die 

 van kristal, en de thermometers n° 8 en 9, onder die van glas, 

 zich onderscheiden door afwijkende waarden der coëfficiënten h 

 en c. Zeer waarschijnlijk is de herleiding van de temperatuur 

 des thermometers n° 1 tot die van den luchtthermometer nog 

 niet geheel juist en heeft de thermometer n° 1 hier weder een 

 anderen gang gehad, dan bij de proeven in de eerste tabel op- 

 geteekend. De onzekerheid, waarin men dienaangaande verkeert, 

 neemt veel van de waarde der formulen voor de thermometers 

 n° 4, 8 en 9 weg ; wij zullen ons daarom in het vervolg alleen 

 met die thermometers bezig houden, welke regtstreeks met den 

 luchtthermometer zijn vergeleken. 



De thermometers van glas, bij welke de invloed van de uit- 

 zetting van het omhulsel de gedaante der uitzettingskromme 

 geheel doet verschillen van die der ware uitzetting van kwik, 

 geven over het algemeen veel geringere verschillen van waar- 

 neming en berekening bij temperaturen boven 280°. 



Kan, blijkens het voorgaande, de overeenstemming van de for- 

 mulen met de waarneming bevredigend worden genoemd, men zou 

 kunnen vreezen, dat eenige standvastige fout bij de waarnemingen 

 kon begaan zijn. Ofschoon hieromtrent geene volstrekte zekerheid 

 te geven is, zoo meen ik toch te moeten opmerken, dat het ken- 

 merkende verschil, hetwelk er bestaat tusschen de formulen voor 

 den coëfficiënt van a' bij de thermometers van kristal en de for- 

 mulen, welke voor de overige thermometers gelden, moeilijk aan 

 eene standvastige fout kan worden toegeschreven. De metingen 

 toch, waardoor de uitzetting A'* bepaald wordt, zijn voor beide 

 thermometers dezelfde; er is geen reden om aan te nemen waarom 



