( 88 ) 



men bij het wegen der uitgevloeide hoeveelheid kwik bij de 

 kristallen thermometers standvastig aan andere fouten zou bloot- 

 staan dan bij de glazen. De eenige standvastige fout die, voor 

 zoover men dit uit de beschrijving der proefnemingen kan op- 

 maken, kan begaan zijn, zou moeten gelegen zijn in de meting 

 der temperatuur met den luchtthermometer. Eene fout in de 

 bepaling van de constante der luchtthermometers, hetzij bij de 

 proeven met de kristallen, hetzij bij die met de glazen thermo- 

 meters zou een gevonden verschil in de formulen voor a kun- 

 nen verklaren. Doch deze omstandigheid heeft zich bij de 

 proeven van Regnault niet kunnen voordoen. Uit de ver- 

 gelijking toch der temperaturen in de derde kolom opgegeven, 

 blijkt dat de thermometers n° 1 en n° 5 in hetzelfde oliebad 

 met denzelfden luchtthermometer vergeleken werden, te weten 

 n° 1 in Serie TI en n° 5 in Serie I. n° ] in Serie III en 

 n° 5 in Serie II, n° 1 in Serie IV en n° 5 in Serie III. 



Men kan dus het kenmerkende verschil van de coëfficiënten 

 a in de twee soorten van thermometers als wel bewezen be- 

 schouwen. Zien wij thans, welke gevolgtrekkingen daaruit zijn 

 af te leiden. 



(X. f 



Hiertoe heb ik de uitdrukking e voor eiken thermometer 

 in eene reeks ontwikkeld naar de opklimmende machten van t, 

 zoodat de uitzetting A 't dan verkregen wordt in eene formule 

 van drie termen, naardien bij alle thermometers de waarnemin- 

 gen niet veroorloven den coëfficiënt van den vierden term met 

 eenige zekerheid te berekenen. 



Deze formulen zijn de volgenden: 



Thermometers van kristal Choisy-le-Roy. 

 Therm. N° 1. A't = 10* 8 {15836* + 6,33 P + 0,00008 * 3 } 

 // 2. £t =10-8 {15545* + 1,31 * 2 + 0,00007 t 3 } 

 n 3. &'t -=10-8 {15628?;+ 1,55 P + 0,00011^} 

 Thermometers van gewoon glas. 



Therm. N° 5. A'^ -= ÏO' 8 { 1 5489* — 1,30 * + 0,0037 * 3 } 



„ 6. A'* « 10- 8 {15560* —1,S2P + 0,0051 < 3 } 



ft 7. A't -* 1°' 8 {15780* — 1,51 * 2 + 0,0046/ 3 } 



6* 



