(84 ) 



Thermometer van groen glas. 

 Therm. N° 10. A'* « 10-8 (15936 ^ — 0,86/' 2 + 0,0037/! 3 } 



Thermometer van zweedsch glas. 



Therm. N° IJ. A'* = 10' 8 {15858 ^ - 8,54^ -f- 0,01 15/ 3 } 



Voor het verschil van den kwikthermometer en den lucht- 

 thermometer vonden wij hier boven (form e) : 



b c 



-+;- (t>+ 100) 



T — t = *(* — 100) — — 



1 4.-100 + *-lW)» 



Uit deze formule blijkt dat het verschil T— t nul wordt voor 

 de beide vaste punten t = en ^=100 en voor eene andere 

 temperatuur, welke bepaald wordt door de voorwaarde: 



hz= — c (t + 100) 

 of 



100 + t ==/— - 



c 



Verschillen dus de coëfficiënten b en <? van teeken, dan kan 

 er boven 0° een punt op de thermometerschaal zijn, bij het- 

 welk de beide werktuigen dezelfde temperatuur aanduiden. Dit 

 geval doet zich voor bij al de glazen thermometers n° 5, 6, 7, 

 1 en 1 1 . De temperatuur, waarbij de kwikthermometer en de 

 luchtthermometer gelijk gaan, is voor 



Therm. n° 5 .... 251° 



// // 6 . . . . 278o 



// // 7 . . . . 228* 



// // 10 . . . . 132« 



// r/11 . . . . 208°. 



Tasschen deze temperaturen en 100° moeten de thermome- 

 ters lager wijzen dan de luchtthermometers. 



Vergelijken wij deze uitkomst met de proeven van Regnault. 

 Al de thermometers n° 6 tot n° 9 besfinnen volgens de waar- 



