( 86 ) 



Voor temperaturen tusschen 0° en 100° kan men eenvoudig 

 stellen : 



b 



T—t = - t (100 — t). 



a v J 



Hieruit volgt terstond, dat de teekens der coëfficiënten a en h 

 bepalen, welk der beide werktuigen hooger wijst. Zijn de tee- 

 kens van a en b gelijk, dan wijst de kwikthermometer te 

 laag; zijn zij ongelijk dan wijst de kwikthermometer te hoog. 

 Yolgens onze formulen heeft het eerste geval plaats bij ther- 

 mometers met kristallen omhulsel, het tweede bij thermometers 

 met glazen omhulsel. Tusschen 0° en 100° wijzen alzoo de 

 kristallen thermometers te laag, de glazen thermometers te hoog. 

 Het grootste verschil, hetwelk zich bij 50° voordoet, is voor 

 therm. n° I. T-t = — 0°,21 



// 2. // = — 0°,21 



// 3. ,/''="— 0°,25 



// 5. „ = + 0o,21 



// 6. // = + 0^,30 



// 7. // = + 0^,24 



//10. // = + 0°,14 



//11. // = + 0°,56 



Deze getallen doen de tegenstrijdigheid verdwijnen tusschen 

 de formulen afgeleid uit de waarnemingen bij temperaturen bo- 

 ven 100° en de regtstreeksche vergelijking van den kwikther- 

 mometer tusschen 0° en 100°. Bij deze laatste proeven, welke 

 men in de tabel tegenover blz. 226 in de verhandeling van 

 Regnault vindt opgeteekend, gebruikt Regnault namelijk 

 thermometers van gewoon glas. Uit zijne waarnemingen vindt 

 men voor de. waarde van T — t bij 50° gemiddeld: 



l e Serie -j- 0°,25 



2 e » -f 0°,25 



3e ■ // -f 0o,19 



Er is dus eene zeer voldoende overeenstemming tusschen de 

 berekening uit de proeven boven 100° en de regtstreeksche 

 waarnemingen tusschen 0° en 100° en het blijkt, dat de proe- 



