( 222 ) 



Wij noemden in de tweede plaats de moeijelijkheid, om 

 onder de tegenwoordige omstandigheden de toestemming te er- 

 langen om eene vergelijking met de Toise du Pérou te bewerk- 

 stelligen. Deze zwarigheid is ligt in te zien, als men bedenkt, 

 dat men in de Parij ssche Academie met geestdrift hecht aan 

 het denkbeeld om den eenmaal vervaardigden meter, die in de 

 staats-archiven van Frankrijk bewaard wordt, als maats-eenheid 

 te behouden en algemeen te maken. Een toestemmend advies 

 van de Pransche Academie, om van de Toise du Pérou als 

 oorspronkelijke maat uit te gaan, zoude dus, zelfs langs den 

 weg der diplomatie, waarschijnlijk niet te verkrijgen zijn. 



Nu echter rijst de vraag, wat onder deze omstandigheden 

 het doelmatigst is te doen? Om de lengte der normaalstaaf van 

 kepsold, die naar Java zal gezonden worden, in eene bekende 

 maat, wetenschappelijk naauwkeurig uit te drukken? Zeer te 

 regt wenscht Dr. oudemans dit, en het is ook de eigenlijke 

 strekking van zijn voorstel. Uwe Commissie kan echter op 

 dit oogenblik onmogelijk hieraan voldoen. — Bij het voorloopig 

 verslag dat namens de Commissie in de Vergadering van den 

 2 7 sten J un jj 1868 over de verificatie van den basismeet-toestel 

 is uitgebragt, is gezegd : dat het resultaat der toen gedane 

 vergelijkingen van de normaalmaat met den Platina-standaard- 

 meter niet geheel bevredigend geweest is, o. a. omdat de eind- 

 strepen op de Platina-el niet zuiver genoeg zijn. Deze oorzaak 

 van onzekerheid blijft bestaan. Maar bovendien is het verschil 

 in lengte van onzen Platina meter met den Parij sschen meter 

 toch niet bekend dan binnen de grenzen van ±: v,^ ö mm., 

 volgens het eigen gevoelen der Commissie die, op last der 

 Begering, in het jaar 1838 dien meter te Parijs vervaardigd 

 heeft, gelijk aan de Academie bekend is. 



Eene nieuwe herhaalde vergelijking van de normaal-maat 

 met den Platina-standaardmeter kan dus niet leiden tot de 

 kennis van de lengte der genoemde maat, in vergelijking met 

 den Parij sschen meter uit de Staats-archiven, binnen de gren- 

 zen van naauwkeurigheid die bereikbaar en dus noodig zijn. 



Uwe Commissie heeft daarom een anderen weg ingeslagen. 

 Zij heeft, gelijk U bekend is, eene glazen meter-streepmaat doen 

 vervaardigen door den Instrumentmaker glland te Utrecht. 



