( 337 ) 



/(^ — 100) / ^ — ÏQ QX 



2500 *~ \ 372 



waarin e de afwijking van den kwikthermometer met den verbe- 

 terden luchtthermometer bij 50° en a de fout voorstelt van de 

 constante van den luchtthermometer uitgedrukt in honderddeelige 

 graden. Ts namelijk T de absolute temperatuur — van 272 af ge- 

 teld — van het waargenomen kookpunt, P de spanning van de 

 lucht in den luchtthermometer bij T, P' die bij T', dan is, wan- 

 neer ter bepaling van den invloed der correctie de uitzetting 

 van het glas en het volume der lucht in de verbindingsbuizen 

 buiten rekening blijven, 



nn mi' 



en dus 



T' / t — 100\ 



372 \ ^ 372 J 



Het onderzoek van de onderlinge afwijking der beide ther- 

 mometers n°. en n". 1.0 leerde, dat hun verschil van toe- 

 valligen aard was, wellicht het gevolg van de omstandigheid, 

 dat de thermometers niet altijd in gelijke mate aan de warmte 

 van den stoom waren blootgesteld. Op het voorbeeld van re- 

 gnault werd dus uit de aanwijzingen dier werktuigen steeds 

 het midden genomen. 



Men verkreeg aldus voor de waarschijnlijkste waarde van e en a 

 uit reeks #: 



£ = 0,158 

 «= + 0,11; 

 uit reeks z : 



6 = 0,174 

 «= + 0,04. 



De waarden van e en a lieten zich uit de waarnemingen van 

 de reeks y niet met de noodige scherpte afzonderen. In deze 

 reeks ontbreken namelijk de waarnemingen bij temperaturen la- 

 ger dan 160°. Nu is alleen bij dezen de invloed van den twee- 

 den term van het tweede lid der vergelijking voor e van eenig 

 gewicht ten opzichte van dien van den eersten term. De beide 

 vergelijkingen, die naar de methode der kleinste quadraten ter 



VERSL. EN MEDED. AFI>. NATUURK. (ie REEKS. DEEL V 23 



