( 338 ) 



bepaling van f en a uit de waarnemingen der serie y worden 

 opgemaakt, verkrijgen daardoor nagenoeg evenredige coëfficiën- 

 ten, die de oplossing onzeker maken. Om é en a te vinden 

 werd mitsdien de volgende weg ingeslagen. 



De waarde van e hangt enkel af van de schijnbare uitzet- 

 ting van kwik in het glas des thermometers, zij moet dus een 

 standvastig bedrag hebben ; om deze reden werd het gemiddelde 

 uit de reeksen x en z, namelijk 



e ==0,166, 



als de waarschijnlijkste waarde aangemerkt. Deze waarde ge- 

 substitueerd in de gezamenlijke vergelijkingen van de reeks y 

 gaf nu voor de fout van den luchtthermometer in deze serie 

 het bedrag 



«=+0,10. 



Met de verkregen waarden, te weten : 



é = 0,166 voor alle seriën, 

 ö = 0,11 voor serie x en y, 

 a = 0,04 voor serie z> 



werden nu de ware temperaturen van elke proef op tweeërlei 

 wijze berekend, namelijk 1°. uit de aanwijzing van den lucht- 

 thermometer; 2°. uit het gemiddelde van de aanwijzingen der 

 kwikthermometers. Daartoe werd de aanwijzing van den lucht- 

 thermometer verminderd met 



die der kwikthermometers verminderd met 



^—100) 



2500 



e. 



De vergelijking van de beide dus verkregene waarden stelt 

 dan in staat een oordeel op te maken over de juistheid der 

 voorgestelde verbetering en de nauwkeurigheid der waarne- 

 mingen. 



De uitkomst is in de volgende tabel opgenomen. 



