( 341 ) 



mingen bedraagt het verschil minder dan vijf honderdste deelen 

 van een graad. Afwijkingen van 0,08 of meer belmoren tot 

 de zeldzaamheden, en het onderzoek van de omstandigheden, 

 waaronder zij voorkomen, levert eene bevestiging te meer van 

 de nauwkeurigheid der waarnemingen van regnault en de juist- 

 heid der berekende correctiën. 



In serie x heeft namelijk regnault van twee bij elkander be- 

 hoorende waarnemingen meestal slechts eenmaal de temperatuur 

 van den luchtthermometer opgeteekend. In de serie n y en z daar- 

 entegen vindt men in den regel bij elke waarneming de tem- 

 peratuur van den luchtthermometer vermeld. Nu is het opmer- 

 kelijk, dat de drie groepen van waarnemingen in serie // (12, 28 en 

 31), waarvoor de opgave van den luchtthermometer ontbreekt, 

 worden voorafgegaan of gevolgd door waarnemingen, bij welke de 

 verschillen grooter zijn dan bij andere. Een ontbreken nu van 

 eene als regel aangenomene opteekening van den luchtthermometer 

 duidt aan, dat de waarnemer in verwarring of het werktuig in 

 het ongereede is geraakt. 



Op de groep waarnemingen 38 — 39 en 40 — 44. van serie 2, 

 is hetzelfde van toepassing. Zij zijn de eenige in deze reeks, die 

 voorafgegaan of gevolgd worden door eene waarneming, waarin 

 de opteekening van den luchtthermometer ontbreekt. Dit staat 

 echter waarschijnlijk in verband met eene stoornis in den lacht- 

 thermometer, welke door regnault in eene noot, aan het einde 

 der serie, op bladz. 572 wordt vermeld. Men leest daar het 

 volgende : 



// Nota. Entre les experiences 46 et 47, une petite f ui te s'est 

 déclarée a un des joints du thermomètre a air: on y a porté 

 remede immediateinent, mais Ie thermomètre ayant perdu quel- 

 ques bulles d'air, sa graduation n'était plus exacte. Il a été 

 facile de trouver la correction sans interrompre les experiences, 

 etc. ,, Het achterblijven van den luchtthermometer in de vier 

 voorgaande groepen zou doen vermoeden, dat reeds toen een wei- 

 nig lucht ontsnapt is. Na het aanbrengen der correctie blijft 

 nu de luchtthermometer eenigen tijd met de kwikthermometers 

 gelijken tred houden : uit de laatste waarnemingen van serie z 

 zou men opmaken, dat er op nieuw een lek in den luchtther- 

 mometer ontstaan is 



