( 348 ) 



aan kleine onnauwkeurigheden bij het bepalen van liet vaste punt 

 van den luchtthermometer moeten toegeschreven worden. 



Uit deze uitkomsten schijnt mij te volgen, dat regnault in 

 staat is geweest met behulp van den luchtthermometer zelfs 

 hooge temperaturen tot op een half tiende van een graad, met 

 volkomen duidelijkheid te onderscheiden. Regnault zelf schijnt 

 mij de nauwkeurigheid zijner waarnemingen te laag te schatten, 

 wanneer hij op bladz. 580, van den luchtthermometer spre- 

 kende, zegt : // Comme la détermination des temperatures au 

 moyen de ce dernier instrument dépend d'un grand nombre de 

 mesures, il est difficile d'obtenir ces temperatures avec une pré- 

 cision plus grande que 1 ou 2 dixièmes de degré." 



Er kunnen nog fouten overgebleven zijn, welke voor denzelf- 

 den luchtthermometer in alle omstandigheden dezelfde waarde 

 hebben, zooals die welke uit eenige onzekerheid in den uitzet- 

 tingscoefficiënt van het glazen omhulsel kunnen voortvloeien, 

 doch de metingen van de aan elke temperatuur beantwoordende 

 spanning der lucht schijnen inderdaad eene nauwkeurigheid van 

 0°,05 toe te laten. 



Het is opmerkelijk dat de hierboven vermelde correctiën het 

 standvastige verschil, hetwelk regnault bij de graphische voor- 

 stelling der spanningskromme tusschen de gegevens der onder- 

 scheidene seriën opmerkte, grootendeels doen verdwijnen. Bo- 

 vendien stemmen door een zonderling toeval de verbeterde tem- 

 peraturen boven 100° veel beter met de spanningsformule van 

 regnault overeen dan de niet verbeterde, waaraan de gegevens 

 ter berekening van de constanten der formule ontleend werden. 

 De som van de vierkanten der afwijkingen van alle waarnemin- 

 gen boven 100° met den luchtthermometer volbracht, wordt, 

 wanneer men de fout van den luchtthermometer in rekening 

 brengt, bijna viermaal kleiner. 



Daarentegen mogen de hierboven gegevene berekeningen als 

 een bewijs te meer gelden voor de vroeger door mij ontwik- 

 kelde stelling, dat de waarnemingen met den kwikthermometer 

 van kristalglas tusschen d en 100° allen eene verbetering be- 

 hoeven. Er ontstaan hierdoor, zooals uit de graphische voor- 

 stelling van den Heer kessler terstond te zien is, vrij belang- 

 rijke afwijkingen die bij 50° voor de gemiddelde uil komst der 



