( 344 ) 



waarnemingen tot 0°,12, voor enkele waarnemingen tot 0°,24 

 klimmen. 



Eegnault heeft uit de gelijktijdige waarnemingen van den 

 hichtthermometer en den kwikthermometer van kristal Choisy- 

 le-Roy eene correctietafel ontworpen, ten einde de temperatuurs- 

 aanwij zingen van laats tgemeld werktuig tot die van den lucht- 

 thermometer te herleiden. Men vindt dit tafeltje in T. XX VT 

 bladz. 3 71. Wanneer men met behulp daarvan de herleiding ver- 

 richt, verkrijgt men met den waargenomen stand van den lucht- 

 thermometer, verschillen, die voor bijna de helft der waarne- 

 mingen grooter zijn dan 0°,10, en voor sommigen tot 0°, 2 2 en 

 0°,2fi klimmen. De graphische interpolatie, waarmede regnault 

 zich tevreden stelde, blijkt voor deze herleiding geheel onvol- 

 doende te zijn, terwijl daarentegen de tabel van bladz. 339 en 

 340 hierboven, aantoont hoe nauwkeurig de onderstelling, dat 

 de gang van den kwikthermometer van kristal door een para- 

 bool wordt voorgesteld, op de waarnemingen sluit. 



