(429 ) 



vrees voor fouten tengevolge van snelle verdamping der te 

 onderzoeken vloeistof. 



Opzettelijk genomen proeven overtuigden mij al ras, dat 

 deze vrees niet ongegrond was; eene nauwkeurige weging 

 toch van een zeer fijn afgewerkten GEissLEii'schen pyk- 

 nometer, met aether gevuld, bleek onmogelijk; bij elke 

 schommeling sloeg de eene arm der balans steeds meer en 

 meer aan de eene zijde door en de reuk van aether was 

 spoedig bemerkbaar. 



Maar ook de door mij gebezigde fleschjes van Gay Lussac 

 leverden aanvankelijk, ofschoon in mindere mate, dezelfde 

 bezwaren op. Een nauwkeurig ingeslepen glazen stop was 

 niet voldoende, om gedurende het wegen verdamping van 

 aether tegen te gaan en lang heb ik te vergeefs gezocht 

 naar een middel, om aan dit euvel te gemoet te komen. 



Ten laatste heb ik mij het best er bij bevonden, om als 

 stop van het fleschje een glazen staafje te bezigen, door 

 een ringetje van caoutchouc omgeven. Sluit men het réser- 

 voir daarmede, zoo verdampt er wel aether gedurende het 

 afkoelen of verwarmen tot de temperatuur der omgeving 

 en gedurende de weging, maar zoo dit alles niet te lang 

 duurt, wordt de aether geheel in het caoutchouc vastgelegd. 

 Is het gewicht approximatief door eene voorgaande proef 

 bekend, zoo kan althans de weging bij eene tweede controle- 

 proef snel afloopen. 



In het algemeen heb ik overigens omtrent de wijze van 

 werken en omtrent de toevallige volumenveranderingen der 

 fleschjes geene bizonclere opmerkingen te maken en verwijs 

 ik daaromtrent naar hetgeen in mijne mededeeling over 

 de densiteit van diaethylamine is gezegd. Alleen ten aan- 

 zien van de door mij gebezigde thermometers behoort te 

 worden vermeld, dat die, welke bij de eerste vijf reeksen 

 van waarnemingen werden gebruikt, afkomstig waren van 

 Dr. H. Geissler te Bonn, in 1 / 5 graden waren verdeeld en 

 dat daarop gemakkelijk tiende en twintigste deelen van graden 

 konden worden afgelezen. Het nulpunt van deze thermome- 

 ters werd herhaaldelijk door mij gecontroleerd en de verdere 

 gang van de werktuigen was mij bekend uit eene opgaaf, die 



VEKSL. EN MEDEU. AKD. NATUUItK. 3^' ; BEEK.S. DEEL I. 28 



