VIJFDE BIJLAGE, 



ONDERZOEK NAAR DE BUIGING DER KIJKERS VAN DE GEBRUIKTE 

 UNIVERSAAL-INSTRUMENTEN. 



Zie over dit onderzoek de achtste bijlage van liet vorige 

 verslag. Op dezelfde wijze als aldaar is uitgelegd, is ook 

 thans gehandeld, met dit kleine verschil, dat, overal waar 

 zulks mogelijk was, de gang der chronometers geëlimineerd 

 werd. Indien bijv. de eerste en derde tijdsbepaling met 

 behulp eener Oostelijke ster, de tweede met behulp cener 

 ster in het Westen gedaan waren, dan werd uit de eerste 

 en derde tijdsbepaling, de gang der chronometers eenparig 

 stellende, zijne correctie afgeleid voor het tijdstip dat met 

 de tweede tijdsbepaling overeenkwam. Door vergelijking 

 met het resultaat dezer tweede tijdsbepaling werd dan de 

 uitwerking der buiging afgeleid. 



Noemen wij de buiging van den kijker (bij 90° Zeniths- 

 afstand) : 



Van het oude universaal-instrum. van Pistor en Martins h x , 

 » » nieuwe » » » » » » b 2 , 



» » » » » Repsold b 3 , 



dan werd frevonden : 



