93 
meinigen verglich, hat mir die Gewißheit aufgedrungen, daß ſeine Angaben falſch ſein 
müſſen. — 5 
> So hat der Zufall mich mit einem Manne in Berührung gebracht, der Zeuge war, 
wie Jemand, ein nunmehr ſchon Verſtorbener, einen großen Theil von Punkten des 
ſchleſiſchen Gebirges durch Barometer-Meſſungen beſtimmte, und an den zu meſſenden 
Ort angelangt, ſich höchſtens eine Viertelſtunde verweilte, dann aber wieder raſch bemüht 
war, einen andern Punkt aufzuſuchen, und während eine andere Perſon ein Paar Mei— 
len davon ein Thermometer beobachtete. Welche Unrichtigkeiten hierdurch entſtehn müſ⸗ 
ſen, leuchtet leicht ein. Da das Thermometer, wegen ſeines geringeren Volumens Queck— 
ſilber, ſich früher ausdehnt oder zuſammenzieht, nach Maßgabe der Temperatur-Diffe⸗ 
renz, als das in dem Barometer, ſo zeigt jenes ſchon dieſe an, während dieſes noch we— 
nig davon affizirt worden iſt. Ueberdem mangeln treue, richtige, gleichzeitige Beobach— 
tungen. Hierzu will ich nur noch erläuternd hinzufügen: Gehe ich an einer Gebirgsſeite 
mit dem Barometer hin, die von der Sonne beſchienen wird, ſo nimmt das Queckſilber 
allmählig die Wärme auf; iſt dann aber der Ort, wo das Inſtrument aufgeſtellt wird, 
im Schatten, oder dem kältern Winde ausgeſetzt, wie dies nur zu häufig auf Bergen der 
Fall iſt, ſo dauert es längere Zeit, ehe das Queckſilber des Barometers die Temperatur 
annimmt, die das an demſelben befindliche Thermometer hat; oder gehe ich durch einen 
Wald oder durch eine Schlucht, wohin die Strahlen der Sonne nicht dringen, und ich 
ſtelle dann das Inſtrument an einen von der Sonne beſchienenen Ort, ſo tritt ebenfalls 
der vorige Fall wieder ein, und es gehören Stunden dazu, ehe das Queckſilber im Ba— 
rometer diejenige Temperatur annimmt, die daſſelbe umgiebt. So hat ſelbſt die Wärme 
desjenigen, der das Inſtrument trägt, bei der größern oder geringern Erhitzung deſſelben, 
einen bedeutenden Einfluß auf daſſelbe. Wie aber eine lange Zeit nöthig iſt, damit ſich 
zwei Barometer völlig ausgleichen und eine und dieſelbe Temperatur annehmen, wenn 
dies ſchon längſt bei den Thermometern ſtattfand, davon bin ich zu Zittau, Kloſter Lie— 
benthal, Hirſchberg, Leobſchütz, Tarnowitz und Krakau hinlänglich überzeugt worden. 
An dieſem letzteren Orte, wie eben erwähnt, dauerte die Ausgleichung wenigſtens ſechs 
Stunden, fo daß der Stand beider nach dieſer Zeit = 0 war, und vor dieſer Zeit 
= 0,60 — 0,50 einer Linie betrug. Es handelt ſich hier allein um die Ausdehnung des 
Queckſilbers, wodurch eine mehr kürzere oder längere Säule wird, je nachdem dies weni— 
ger oder mehr ſtattfindet; im erſteren Falle iſt ſie ſpezifiſch ſchwerer, im letzteren ſpezi— 
fiſch leichter, die dann auf Null-Temperatur Reaumur zurückgeführt oder reduzirt wer— 
den muß, wodurch ſich ſo nun erſt der wahre Barometerſtand ergiebt. Hierbei muß ich 
eines Umſtandes erwähnen, der zu vielen Unrichtigkeiten die Veranlaſſung giebt. Stellt 
man vergleichende Beobachtungen an, und geſchieht dies namentlich in Zimmern oder ge⸗ 
ſchloſſenen Räumen, ſo müſſen beide Barometer und Thermometer ſo viel wie möglich 
neben einander und in einer Höhe hängen. Iſt dies nicht gut mit dem letzteren zu be— 
werkſtelligen, ſo bediene man ſich nur eines Thermometers, um die Temperatur für beide 
