ſchrauben, wodurch das obere Blatt des Tiſchchens über dem unteren in ſenkrechter Richtung 
von vorn nach hinten verſchoben werden kann, theils iſt innerhalb des oberen Blattes eine 
runde Platte, welche die Durchſichtsoͤffnung enthaͤlt, durch Triebwerk in kreisfoͤrmiger Rich— 
tung bewegbar, theils wird endlich der ganze Object-Tiſch durch die Mikrometerſchraube in die 
Queere hin und her bewegt. Durch die Combination dieſer Bewegungen kann das Object 
nach Gefallen geſtellt und in allen ſeinen Punkten uͤberſehen werden, wenn man es nicht vor⸗ 
zieht, den Object-Traͤger ſelbſt zu verſchieben, was jedoch nie mit derſelben Continuitaͤt und 
Genauigkeit bewerkſtelligt werden kann. Indem nun der Object-Tiſch ſammt dem Objecte mit⸗ 
telſt der aͤußerſt genau gearbeiteten Schraube durch das Geſichtsfeld an dem in Nr. 2 befind— 
lichen Spinngewebefadentraͤger vorbeigefuͤhrt wird, wird der durchlaufene Raum an einem 
Kreisnonius, der neben der Handhabe der Schraube angebracht iſt, bis auf Einhunderttau— 
ſendtel Wiener Zoll linear gemeſſen und ſomit auch der Theil des Objects, von dem derſelbe 
Raum beſchrieben worden. Zur Beleuchtung bei durchſichtigen Gegenſtaͤnden befindet ſich unten 
ein glaͤſerner concaver Reflexionsſpiegel mit doppelter Bewegung, deſſen Ruͤckſeite fuͤr den Fall 
der Beleuchtung von Oben geſchwaͤrzt iſt. Um die Beleuchtung von Oben bei Beſchauung 
opaker Gegenſtaͤnde zu bewerkſtelligen, dient ein ſphaͤriſches Selligu'ſches Prisma, welches 
ſowohl ſenkrecht, zur Stellung nach der Hoͤhe verſchiebbar, als auch um ſeine Achſe beweglich 
iſt, und mittel? eines Charniers beliebig dem Gegenſtande genaͤhert oder davon entfernt werden 
kann, wodurch die Beleuchtung des Gegenſtandes von Oben, ſelbſt bei einer ſehr großen Naͤ— 
herung der Objectglaͤſer, in die Gewalt des Beobachters gebracht iſt. Der Stiel des Prisma— 
traͤgers wird in etne Oeffnung des vorderſten Stabes des Dreifußes eingeſetzt. Zu dieſem 
Beleuchtungsapparate gehoͤrt noch eine große Linſe, die an einem Meſſingſtabe, mit dem Fuße 
verſchiebbar und um die eigene Achſe beweglich, das aͤußere Licht fuͤr das Prisma zu ſam— 
meln und die Beleuchtung zu verſtaͤrken beſtimmt iſt. Der letztere Apparat iſt jedoch nur bei 
Lampenbeleuchtung mit Vortheil anzuwenden, fo wie Überhaupt die Betrachtung opaker Ge: 
genſtaͤnde nur bei Lampenlicht, dann aber auch mit einem Bewunderung erregenden Erfolge 
gelingt. Von Object⸗Traͤgern findet ſich vor: ein großes hohlgeſchliffenes Glas von zwei Zoll 
im Durchmeſſer, für Gegenſtaͤnde in Fluͤſſigkeiten; ein dergleichen kleines, in Meſſing gefaßt, 
zum Drehen; eine Faſſung zur Aufnahme der Glas-Mikrometer; ein Doppelglas in Faſſung, 
zur Abſperrung kleiner Inſecten; Objectnadel, zum Einſetzen in den Object⸗Tiſch. Außerdem 
ſind fuͤnf hoͤlzerne geſchwaͤrzte Objectenſchieber, mit glaͤſernen, ſehr duͤnnen Einſatzglaͤschen, 
und zwei ganz glaͤſerne, wovon eine aus zwei Platten beſteht, zwiſchen welchen ein Papier 
mit ausgeſchnittenen Kreisöffnungen, zur Aufnahme mikroſkopiſcher Gegenſtaͤnde, eingeklebt, 
welche wohlfeile und zweckmaͤßige Vorrichtung fuͤr mikroſkopiſche Sammlungen ſehr zu em— 
pfehlen iſt. Ferner findet ſich bei dem Apparate eine gewoͤhnliche meſſingene Pincette und eine 
Wilſonſche aplanatiſche Loupe zur vorlaͤufigen Unterſuchung der Gegenſtaͤnde. Die zwei auf 
Glas getheilten, in einer elfenbeinernen Doppelkapſel enthaltenen Mikrometer, wovon das eine 
380 (im Quadratnetz), das andere 60 Theilungen (in Parallelſtrichen) der Wiener Decimal⸗ 
linie enthält, find mit großer Genauigkeit ausgefuhrt, die durch Meſſung mit dem Schrauben⸗ 
