﻿ê 
  OVER 
  HET 
  ONDERZOEK 
  VAN 
  VERDEELDE 
  LUCHTBELBUIZEN. 
  

  

  den 
  wordt; 
  de 
  getallen, 
  die 
  deze 
  tafel 
  aangeeft, 
  maken 
  eene 
  reken- 
  

   kunstige 
  reeks 
  van 
  de 
  derde 
  orde 
  uit, 
  doch 
  strikt 
  genomen, 
  geldt 
  

   deze 
  tafel 
  alleen 
  voor 
  eene 
  bepaalde 
  lengte 
  der 
  bel, 
  en 
  wel 
  voor 
  

   die, 
  welke 
  de 
  bel 
  had 
  toen 
  de 
  bepaling 
  geschiedde. 
  

  

  Eene 
  herhaling 
  van 
  dit 
  onderzoek, 
  door 
  voor 
  elk 
  derde 
  deel 
  zes 
  

   bepalingen 
  te 
  doen, 
  daarbij 
  beginnende 
  van 
  zes 
  punten 
  van 
  den 
  

   rand 
  der 
  mikrometerschroef, 
  die 
  gelijkelijk 
  om 
  dien 
  rand 
  verdeeld 
  

   zijn, 
  gaf 
  op 
  zeer 
  weinig 
  na 
  dezelfde 
  waarden. 
  

  

  Het 
  losse 
  of 
  staande 
  niveau 
  van 
  hetzelfde 
  universaal-instrument 
  

   gaf 
  12 
  — 
  22 
  Sept., 
  voor 
  één 
  niveaudeel, 
  bij 
  eene 
  bel-lengte 
  =29 
  deeltjes 
  : 
  

  

  links. 
  raidden. 
  rechts. 
  

  

  1",997 
  2",(H3 
  2",001 
  

  

  terwijl 
  het 
  geheele 
  niveau 
  gaf 
  2",060. 
  

  

  B. 
  Merkwaardiger 
  wijze 
  gaf 
  een 
  niveau-onderzoeker 
  van 
  Hilde- 
  

   brand 
  en 
  Schramm 
  te 
  Freiberg 
  in 
  Saksen, 
  door 
  tusschenkomst 
  der 
  

   heeren 
  P. 
  J. 
  Kipp 
  en 
  Zonen 
  voor 
  Indië 
  geleverd, 
  waarvan 
  eene 
  

   omwenteling 
  der 
  mikrometerschroef 
  eene 
  waarde 
  had 
  van 
  179",24, 
  

   en 
  waarvan 
  de 
  omtrek 
  der 
  schijf 
  in 
  180 
  deelen 
  gedeeld 
  was, 
  voor 
  

   hetzelfde 
  niveau, 
  bij 
  dezelfde 
  lengte 
  der 
  bel 
  : 
  

  

  1",970 
  1",977 
  1",9525 
  en 
  1",96, 
  

  

  zonder 
  dat 
  het 
  mij 
  gelukt 
  is, 
  de 
  reden 
  van 
  dit 
  standvastig 
  verschil 
  

   met 
  de 
  vorige 
  resultaten 
  te 
  vinden. 
  

  

  Het 
  vaste 
  niveau, 
  (d. 
  i. 
  het 
  niveau 
  dat 
  aan 
  den 
  drager 
  der 
  

   mikroskopen 
  voor 
  den 
  vertikalen 
  cirkel 
  bevestigd 
  is,) 
  insgelijks 
  met 
  

   dit 
  instrument 
  onderzocht, 
  wees 
  een 
  dergelijk 
  standvastig 
  verschil 
  

   met 
  den 
  niveau-onderzoeker 
  van 
  Caminada 
  aan 
  ; 
  eene 
  daarna 
  door 
  

   middel 
  van 
  den 
  vertikalen 
  cirkel 
  van 
  het 
  universaal-instrument 
  uit- 
  

   gevoerde 
  bepaling 
  van 
  de 
  waarde 
  van 
  één 
  niveaudeel, 
  terwijl 
  de 
  bel 
  

   over 
  de 
  geheele 
  lengte 
  van 
  het 
  niveau 
  bewogen 
  werd, 
  kwam 
  nage- 
  

   noeg 
  met 
  het 
  resultaat 
  overeen, 
  dat 
  de 
  niveau-onderzoeker 
  van 
  

   Hildebrand 
  en 
  Schramm 
  gegeven 
  had. 
  Bij 
  die 
  bepaling 
  werd 
  het 
  

   universaal-instrument 
  zoo 
  op 
  den 
  pilaar 
  geplaatst, 
  die 
  zich 
  ten 
  

   zuiden 
  van 
  den 
  meridaankijker 
  bevindt, 
  dat 
  eene 
  der 
  stelschroeven 
  

   naar 
  het 
  Zuiden 
  of 
  Noorden 
  gekeerd 
  was 
  ; 
  verder 
  werd 
  de 
  kijker 
  

   van 
  het 
  universaal-instrument 
  op 
  den 
  meridaankijker 
  van. 
  Trough- 
  

   ton 
  gericht, 
  zóó 
  dat 
  een 
  der 
  horizontale 
  draden 
  van 
  den 
  meridaan- 
  

   kijker 
  juist 
  tusschen 
  de 
  beide 
  horizontale 
  draden 
  van 
  het 
  universaal- 
  

   instrument 
  kwam 
  ; 
  de 
  bel 
  van 
  het 
  vaste 
  niveau 
  geheel 
  links 
  ge- 
  

   bracht; 
  de 
  mikroskopen 
  van 
  den 
  vertikalen 
  cirkel 
  afgelezen; 
  de 
  

  

  