290 



JORNAL DE SCIENCIAS MATH1CMATICAS 



Parcieux concorda na inexactidão das indicações dadas pelo seu 

 mergulhador, como elle lhe chamava. 



Majault, celebre medico da faculdade de Paris, nomeado entre os 

 commissarios escolhidos para dar o seu parecer sobre as propriedades 

 da agua do Rio Ivette, objecto da memoria cie Parcieux, mandou fabri- 

 car de vidro um (Testes instrumentos, que foi muito elogiado e que ti- 

 nha relativamente grande sensibilidade. 



A construcçãc dos areometros tem consideravelmente variado nas 

 mãos dos physicos. 



Montigny refere circumsíaneiadamente todas estas tentativas, e os 

 nomes dos physicos que as teem emprehendido, examinando ao mesmo 

 tempo o que podem ter de útil ou de defeituoso. 



Além dos areometros de Baumé, de Ratz e de Fahrenheit, ha o de 

 Nicholson, o de Richter, o densímetro de Rousseau, etc. 



Todos elles, excepto o densi metro de Rousseau, exigem quantida- 

 des relativamente consideráveis dos líquidos sobre que se opera, além 

 cTisso, os de peso variável exigem um trabalho bastante incommodo, 

 para determinar rigorosamente os pesos que fazem mergulhar o instru- 

 mento, sempre até ao mesmo ponto. 



Commum a ambas as espécies de areometros ha o erro devido á di- 

 versa capillaridade dos differentes líquidos, porque se mergulharmos um 

 instrumento d'este género n'um liquido, este se elevará ao longo da haste 

 até uma certa altura, formando como que um annel á roda d'aquella, 

 e ao qual se acha suspenso o menisco formado n'esías circumstancias. 



Attendendo aos effeitos conhecidos da tensão superficial, podere- 

 mos admittir que sobre toda a linha de contacto entre o menisco e a 

 camada adherente, se exerce uma força vertical dirigida de cima para 

 baixo, que tende a mergulhar o areometro mais do que só por si o fa- 

 ria o principio de Archimedes em acção. 



Se, estando o areometro em equilíbrio, chegarmos de qualquer 

 modo a modiíicar-lhe consideravelmente a tensão superficial, que lhe 

 pertence, haverá ascensão rápida do instrumento, como a experiência 

 demonstra. 



Nos areometros de volume variável, os graus volumétricos não po- 

 dem indicar difíerenças eguaes de densidade; d'ahi a necessidade de 

 dividir a escala do areomelro em partes, que sendo cada uma fracção 

 differente do volume total, possam rigorosamente indicar os volumes 

 occupados pelos líquidos de differente densidade. Isto demonstra-se fa- 

 cilmente do seguinte modo. 



