69 



Indem die nähere Auseinandersetzung der Einrichtung und 

 Theorie dieser Wage der Abhandlung vorbehalten bleiben soll, welche 

 im Aktenbande demnächst ercheinen wird, erlaube ich mir der Klasse 

 anfolgend eine kurze Uebersicht der Einrichtung und Leistung dieser 

 Wage für die Sitzungsberichte der kön. böhm. Gesellschaft der 

 Wissenschaften zu unterbreiten. Bekanntlich ist der Empfindlich- 

 keitsgrad einer Wage, von dem Gewichte des Wagebalkens m, dem 

 Abstände d des Schwerpunktes von der Umdrehungsaxe desselben, 

 und endlich von der Länge des Hebelarmes l abhängig, bezeichnet 

 p ein Uebergewicht auf einer Wagschale, und u den Anschlags- 

 winkel, so ist: 



^ md 

 Richtet man nun die Wage so ein, dass die Konstante: 



md 

 wird, so ist tguz=:p. 



Es ist die Tangente des Ausschlagwinkels gleich dem Gewichte p. 

 Hängt man an einen Arm der Wage mitteilst eines Häkchens 

 und feinen Platindrahtes ein Glasstäbchen, welches in eine Flüssigkeit 

 z. B. die spezifisch leichteste : Schwefeläther von 0.736 Dichte bei 0** 

 eintaucht, und an das andere Ende des Wagebalkens ein kleines 

 Messinggewicht, so justirt, dass der Zeiger der Wage auf den Null- 

 punkt einspielt, so hat man die Gleichung für den Ablenkungswinkel : 



tg% = (p-x -I- Í/J — . . . . 1. 



wo p das Gewicht des Messinggewichtchens, x das Gewicht des Glas- 

 stäbchens, i/o dß^ Gewichtsverlust derselben im Schwefeläther be- 

 deuten. 



Da der Winkel dann Null sein soll, so muss 

 = p—x + 2^0 

 p =■ X — «/g sein. 

 In eine andere Flüssigkeit getaucht, wird bei grösserer Dichte 

 derselben, der Gewichtsverlust y ein grösserer sein, und der Zeiger 

 der Wage einen Winkel u anzeigen, man hat dann: 



tau = (p — X + y) — 7 .... 2. 



Man kann den Gewichtsverlust «/, in zwei Theile zerfällt denken, 

 nämlich in den Gewichtsverlust in Schwefeläther, mehr dem Ueber- 



