Geographische Ortsbestimmung. 37 



distanz gleich mit und zwar beobachte man alternirend Zenithdistanz und 

 "Winkel mit dem Gegenstande, damit Alles auf denselben Zeitmoment redu- 

 cirt werden kann. Kleine Zenithdistanzen müssen ausgeschlossen werden. 

 Befinden beide Objecte sich im Horizonte, so erhält man die Azimutdifferenz 

 unmittelbar. 



32) Um das Azimut einer Richtung mit dem TJniversalinstrument zu 

 bestimmen, hat man zunächst diejenige Ablesung des Horizontalkreises zu 

 ermitteln, welche der Richtung des Fernrohres nach dem Südpunkte ent- 

 spricht. "Wird dann diese Ablesung von der für. eine andere Richtung sub- 

 trahirt (vorausgesetzt dass der Kreis in der Richtung von Süd durch West etc. 

 getheilt ist), so hat man das Azimut der letztern Richtung. Ist die Zeit 

 genau bekannt, so beobachte man irgend einen Stern in grössern Zenith- 

 distanzen, lese den Horizontalkreis ab und subtrahire von dieser Ablesung 

 das für die Beobachtungszeit berechnete Azimut. Ist die Zeit weniger 

 genau bekannt, so kann man einen dem Pole nahen Stern in allen Stunden- 

 winkeln oder einen andern zwischen Zenith und Pol culminirenden Stern 

 zur Zeit der grössten Digression beobachten. Besser aber verbindet man 

 mit der Ablesung des Horizontalkreises zugleich die des Verticalkreises, wo 

 man aber Sterne wählen muss, deren Zenithdistanz sich bedeutend rascher 

 ändert als das Azimut, also wieder Sterne, die sich nahe in grösster Di- 

 gression befinden. Beobachtet man rasch hintereinander in beiden Lagen 

 des Instruments, so erhält man eine Zenithdistanz z und eine Ablesung für 

 das Azimut, die man als für das Mittel der Beobachtungszeit gültig be- 

 trachten darf. Wird mit z das Azimut berechnet und das Resultat von 

 der Ablesung subtrahirt, so erhält man wieder den Südpunkt. Wegen 

 der Hmlegung des Instruments kann man diesen als frei vom Collimations- 

 fehler betrachten , er ist aber noch für die Neigung i der horizontalen Axe 

 zu cox'rigiren. Denkt man sich diese Axe bis zum Horizonte verlängert, so 

 wird das eine Ende einen Punkt des Horizontes treffen, dessen Azimut um 

 90° grösser ist, als das beobachtete. Liegt dieses Axende zu hoch, so be- 

 trachte man die durch das Niveau ermittelte Neigung i als positiv. An das 

 durch Rechnung gefundene Azimut ist dann die Correction + i cotg z, an 

 den eben gefundenen Südpunkt also -f- i cotg z anzubringen. 



Behandlung und Verpackung der Instrumente 

 beim Transport. 



33) Die Vorsichtsmassregeln, die bei der Behandlung der Uhren und den 

 andern astronomischen Instrumenten angewendet werden müssen, sind grössten- 

 teils schon früher (§ 4 u. f.) erwähnt, so dass hier nur noch Folgendes an~ 

 zuführen bleibt. — Die Uhren und Chronometer führe man auf Reisen stets 1 

 bei sich und überlasse sie nicht fremden, ungeschickten Händen. Boxchrono- 

 meter verpacke man in einem gut gepolsterten Kasten ohne cardanische Auf- 

 hiiiiL'iing, die nur auf See zu empfehlen ist. Beim Transport stelle man die 

 Unruhe mittelst eines dazwischen geschobenen Papierstreifens fest und ver- 

 wende das Chronometer nur dann zur Zeitübertragung, wenn der Transport 

 ohne Stösse und Erschütterungen ausgeführt werden kann. Darauf zu achten, 

 dass kein Staub hineindringen kann, ist selbstverständlich. 



Die übrigen astronomischen Instrumente werden zunächst in einem 

 Kasten so verpackt, dass alle Theile vollständig fest liegen, wobei jedoch für 

 keinen Theil irgend welche Zwängung oder Spannung entstehen darf. Die 



