Topographische Beobachtung und Zeichnung. 43 



den zurückgelegten*) oder bevorstehenden Weg oder überhaupt auf eine 

 grössere Menge von Objecten eröffnet. Um sich gegen Irrungen in der Auf- 

 zeichnung von Ziffern und Himmelsgegenden möglichst zu sichern, ist an 

 solchen Aussichtspunkten nichts zweckmässiger, als die Notirung der Direk- 

 tionen nicht blos mit Namen oder in Ermangelung der zuverlässigen Kunde 

 des Namens, symbolischen Bezeichnungen, sondern auf einer, wenn auch noch 

 so rohen, also selbst von des Zeichnens nur wenig kundigen Personen aus- 

 führbaren Profilskizze des zu überschauenden Abschnittes oder unter Um- 

 ständen des ganzen Horizontes. Können solche Profilansichten durch einen 

 geübten Zeichner oder durch Photographie hergestellt werden, dann um so 

 besser für das Ergebniss der Kartenconstruction ; nur vergesse man nicht 

 die Hinzufügung der durch die Magnetnadel angegebenen Direktionen der 

 Hauptohjecte, welche bei Anwendung der Photographie, insofern dieselbe die 

 Detailmaasse an sich richtig wiedergiebt, auf sehr wenige, ungefähr den 

 Endpunkten der einzelnen Profilstücke entsprechende beschränkt werden 

 können. 



Statt der Boussole kann für feine "Winkelmessungen, zumal solche, 

 welche einen ganzen Horizont begreifen, mit noch grösserer Zuverlässigkeit 

 ein Spiegelinstrument, wie der ungemein portative Dotiglas'sche Reflector 

 angewendet werden, nur dass dasselbe natürlich nicht absolute Eichtungen, 

 mit Beziehung auf die Himmelsgegenden ergiebt, sondern die Winkel, welche 

 die nach den einzelnen Sehobjecten gezogenen Linien untereinander am Be- 

 obachtungsplatze bilden. Das Instrument besteht bekanntlich aus einem 

 Kreisbogen von 60 oder mehr Graden mit einem festen und einem verschieb- 

 baren Radius, welcher von dem durch die Dioptern und eine auf dem Kreis- 

 bögen stehende, unten mit Spiegel bedeckte, oben durchsichtige Glasplatte 

 fixirten Objecte so weit geführt werden muss, bis ein zweites zu messendes 

 Object, dessen Bild durch den zweiten grösseren Spiegel zurückgeworfen 

 wird, in jenem halben Spiegelchen das Bild des erstem Objectes direkt be- 

 rührt. Sicherheitswegen ist sodann die Stellung des beweglichen Radius 

 durch die Schraube am Kreisbogen zu fixiren (bei einiger Uebung und Vor- 

 sicht ist selbst dies unnöthig), und kann sodann an dem auf Grade und mit- 

 1<I>! des Nonius auf Zehntelgrade eingetheilten Bogen, der dem gesuchten 

 Centrumswinkel entsprechende Peripheriewinkel beim Nullpunkt der beweg- 

 lichen Scala direkt abgelesen werden. Die Construction des Instruments 

 bedingt, das- bei der Berührung der beiden Objecte das links befindliche im 

 unbelegten Glase, das rechts befindliche im Spiegel darunter erscheint, dass 

 also, wenn man von jenem ausgeht, das Instrument von links nach rechts 

 bewegt wird, es ist aber eben so gut ausführbar und in vielen Fällen (zumal 

 für den ungeübten Beobachter, weil das Spiegelbild weniger deutlich ist, als 

 das direkte) sehr viel leichter, in umgekehrter Richtung zu verfahren, also 

 zunächst bei geschlossenem Instrumente durch die Diopter den Gegenstand 

 rechts in's Auge zu fassen und ihn im Spiegel festzuhalten, während man das 

 Instrument langsam nach links bewegt, bis im freien Glase das erste, nach 

 links gelegene Object erreicht ist. Ferner ist es überhaupt nicht nöthig, und 



*) Das von manchen Keisenden unbegreiflicherweise vernachlässigte Rückwärts- 

 visiren kann nicht dringend genug empfohlen werden, da es durch Bekanntschaft mit 

 den sichtbaren und bereits in der Nähe gesehenen Objecten eine grössere Sicherheit 

 gewährt, als die vorwärts gerichteten Beobachtungen nach noch neuen Objecten, für 

 welche mitunter sonst landeskundige Personen irrthümliche Namen angeben und da- 

 durch Verwirrung in den zu verarbeitenden Materialien bewirken. 



