Geographische Ortsbestimmung. 25 



in welchem ein Fadenkreuz oder zwei parallele Fäden vermittelst einer an 

 einer eingeteilten Trommel befestigten Mikrometerschraube beweglich sind. 

 Um die ganzen Umdrehungen der Schraube zu zählen, erblickt man an der 

 Seite des Gesichtsfeldes Auszahnungen oder Löcher, deren Abstand einer 

 oder zwei ganzen Umdrehungen der Schraube entspricht. Nahe der Mitte 

 des Gesichtsfeldes ist eine grössere Auszahnung oder ein anderes Merkmal, 

 das dazu dient, den Nullpunkt anzugeben, auf welchen man die Ablesungen 

 der Schraube bezieht. Die Trommel ist nun so auf der Schraube zu be- 

 festigen, dass ihre Ablesung Null giebt, wenn die beweglichen Fäden auf 

 das als Nullpunkt dienende Merkmal gestellt werden. Bewegt man von 

 dieser Stellung aus die Fäden auf den nächst kleineren Theilstrich des unter 

 dem Mikroskop befindlichen Kreises, so erhält man durch Ablesung an der 

 Trommel den Abstand dieses Theilstriches vom Nullpunkt des Mikroskops in 

 Theilen der Schraube. Um die Ablesung des Kreises in Bezug auf den 

 Nullpunkt zu erhalten, hat man den gemessenen Abstand in Bogen zu ver- 

 wandeln und zur Ablesung für den nächst kleineren Theilstrich zu addiren. 

 Der "Werth eines Schraubentheils wird dadurch erhalten, dass man den Ab- 

 stand zweier Theilstriche misst. Um unabhängig von einer Veränderung 

 oder einer fehlerhaften Bestimmung dieses Werthes zu werden, ist es dringend 

 zu empfehlen, bei jeder Messung stets die beiden benachbarten Theilstriche 

 einzustellen und beide Ablesungen zu notiren. Die Eintheilung der Trommel 

 ist fast stets so eingerichtet, dass sie direkt nahe Minuten und Sekunden 

 angiebt. Kleine Abweichungen von den auf der Trommel bezeichneten 

 "Werthen lassen sich wohl durch geeignete Verstellung der Mikroskope corri- 

 giren, doch ist es nicht rathsam, diese etwas mühsamen Correctionen für 

 kleine Abweichungen vorzunehmen. 



Es ist genau darauf zu achten, dass stets der Theilstrich des Kreises 

 und die Fäden des Mikroskops zu gleicher Zeit deutlich erscheinen. Ist 

 dies nicht der Fall, so verschiebe man zuerst das Ocular, bis der Faden 

 deutlich wird, nähert oder entfernt darauf das ganze Mikroskop, bis auch der 

 Theilstrich möglichst deutlich erscheint. Dies beurtheilt man am besten da- 

 durch, dass sich der Theilstrich durch seitliche Bewegung des Auges nicht 

 verschieben, keine Parallaxe zeigen darf. 



9) Vor der Messung ist das Instrument mit Hülfe der Libelle oder des 

 Niveaus horizontal zu stellen. Das Niveau wird auf die horizontale Axe 

 aufgesetzt und an den Fussschrauben so lange corrigirt, bis die Blase bei 

 horizontaler Drehung des Instrumentes sich nicht mehr ändert. Um die 

 Axe bei unveränderter Stellung des Horizontalkreises zu nivelliren, werden 

 beide Blasenenden des aufgesetzten Niveaus abgelesen und aus beiden Ab- 

 lesungen das arithmetische Mittel genommen, wodurch die Ablesung für die 

 Mitte der Blase erhalten wird. Um die Ungleichheit in den Längen der 

 Niveaufüsse zu eliminiren, setze man das Niveau um und nehme wieder das 

 Mittel aus den Ablesungen für beide Blasenenden. Ist das Niveau von der 

 Mitte aus getheilt, so bestimme man das Zeichen so, dass man die Ablesung 

 nach dem Höhenkreise hin positiv nimmt; ist aber die Libelle ganz durch- 

 getheilt, so nehme man die Ablesungen für diejenige Stellung des Niveaus 

 als positiv an, bei welcher sich die grössere Zahl am Kreisende befindet. 



Nimmt man mit Rücksicht auf diese Zeichen das arithmetische Mittel 

 aus den Mitteln beider Ablesungen, so erhält man die Neigung der Axe in 

 Niveautheilen ausgedrückt, und zwar liegt das Kreisende höher, wenn das 

 Mittel positiv ist. 



Ausser diesem Aufsatzniveau befindet sich am Höhenkreise fest mit den 



