22 Tietjen. 



Minuten- und Sekundenzeiger mit der zugehörigen Theilung des Zifferblattes 

 stimmen, dass sie also nicht exeentrisch zu derselben angebracht sind. Bei 

 kurzem Sekundenzeiger kann die excentrische Stellung desselben äusserst 

 leicht zu Irrthümern in der Ablesung der Zeit Anlass geben. 



Will man zwei Chronometer mit einander vergleichen, die einen bedeu- 

 tenden Gangunterschied haben, z. B. eine Uhr, die nach mittlerer Zeit geht, 

 mit einer, die nach Sternzeit geht, so warte man den Moment ab, wo zwei 

 Schläge genau mit einander coincidiren, da das Ohr für die Coincidenz zweier 

 Töne sehr empfindlich ist. Man erhält so die Differenz beider Uhren für 

 diesen Moment bis auf ein- bis zweihundertel Sekunden genau. Die Yer- 

 gleichung zweier Uhren mit nahe gleichem Gange führt man daher auch am 

 sichersten mit Hülfe einer dritten von starkem Gangunterschiede aus. 



Bei astronomischen Beobachtungen sehe man vor Allem darauf, dass die 

 Uhr bequem placirt ist, um sowohl ihre Schläge deutlich zu hören, als auch, 

 um die Zeit mit möglichst geringem Zeitverlust ablesen zu können. Aiif 

 Beisen , wo man in der Begeh Uhren anwendet, die entweder 2 Schläge in 

 einer oder 5 Schläge in 2 Sekunden machen, verfährt man am besten auf 

 folgende Weise. Kurz vor Eintritt des zu beobachtenden Moments merkt 

 man sich die Sekunde und zählt alle Schläge, bis der Eintritt erfolgt ist, 

 sehe dann aber wieder nach der Uhr, um sich zu vergewissern, dass man 

 sich nicht verzählt hat. Aus den bis zum Eintritt gezählten Schlägen wird 

 man leicht die Zeit desselben ableiten. Häufig lässt sich die Zeit des Ein- 

 tritts eines Moments (z. B. einer Sternbedeckung) im Yoraus nicht genau 

 genug angeben, um kurz vorher mit dem Zählen beginnen zu können, in diesem 

 Falle fange man erst mit dem Eintritt an zu zählen und entnehme erst darauf 

 die Zeit von der Uhr. Sind mehrere Momente in so kurzer Zeit hinter 

 einander zu beobachten, dass man zwischen denselben nicht Zeit genug hat,. 

 um nach der Uhr zu sehen, so zähle man alle Schläge von Anfang bis Ende, 

 notire aber diejenigen für jeden Eintritt, ohne nach dem Schreiben hinzu- 

 sehen, wobei man das Auge unverwandt vor dem Eernrohr hält und dabei 

 weiter zählt. Eine kurze Uebung wird hinreichen, dies fertig zu bringen. 

 Unter allen Umständen ist es gilt, zwei Uhren zur Verfügung zu haben, von 

 denen die eine nur als Beobachtungsuhr benutzt und vor und nach der 

 Beobachtung mit der andern verglichen wird. 



Sextant und Prismenkreis. 



5) Der Spiegelsextant besteht aus einem eingeteilten Kreissector, dessen 

 Centrum zugleich der Drehpunkt einer Alhidade ist, welche an dem Ende, 

 wo sie die Theilung des Sectors berührt, einen Nonius oder Verlier trägt. 

 Sie kann an den Sector festgeklammert werden und enthält hier eine Schraube 

 für feinere Fortbewegung oder Einstellung. Nahe im Drehpunkt der Alhi- 

 dade und auf derselben befestigt, befindet sich ein senkrechter Spiegel. Seit- 

 wärts, fest mit dem Sector verbunden, sitzt ein Fernrohr, diesem gegenüber 

 in unverrückbarer Lage ein zweiter fester Spiegel, gleichfalls senkrecht zur 

 Bewegungsebene der Alhidade. Das Objectiv des Fernrohrs trifft aber nur 

 etwa zur Hälfte diesen zweiten Spiegel, mit der anderen Hälfte kann man 

 über denselben hinweg einen Gegenstand direkt sehen. Dreht man nun die 

 Alhidade so, dass ein zweiter Gegenstand von dem ersten Spiegel nach dem 

 zweiten und von diesem nach dem Objectiv des Fernrohrs reflectirt wird, so 

 dass sein durch das Fernrohr gesehenes Bild den direkt gesehenen Gegen- 

 stand deckt, so ist nach den Beflexionsgesetzen der Winkel, welchen beide 



