Anweisung zur Anstellung von Beobachtungen über Ebbe und Fluth. 95 



29. Wenn es nicht ausführbar ist, einen selbstregistrirenden Pegel 

 aufzustellen, so würde das Beobachten an einer im offenen Meere befestigten 

 lothrechten Scale, wegen der Wellenbewegung, oftmals unausführbar sein. 

 Die nichtregistrirenden Pegel sind daher meistens in folgender Weise kon- 

 struirt worden: 



In dem Wasser wird ein oben offenes Pohr solide aufgestellt, so dass es 

 sich in der Höhe nicht verändern kann. Dieses Pohr muss eine solche Länge 

 haben, dass es sowohl nach oben über das höchste Wasser, als nach unten 

 unter das niedrigste Wasser hinausgeht, oder es werden auch, wenn es zweck- 

 mässiger erscheint, zwei Pohre angebracht, eins für Hochwasser, das andere 

 für Niedrigwasser. Wenn dieses Pohr unten zu ist und nur seitwärts ein 

 oder mehrere kleine Oeffnungen hat, so werden die äusseren Wellenbewegun- 

 gen nur geringen Einfiuss auf die obere Fläche des Wassers im Pohre haben,, 

 und es lassen sich daher die Höhenänderungen des Wassers mittelst der innern 

 Oberfläche viel sicherer beobachten, als an der äusseren. Auf dem Wasser 

 im Pohre liegt ein Schwimmer, welcher eine aufrecht gerichtete Stange 

 trägt, oder es wird an dessen oberer Fläche ein Draht befestigt, welcher oben 

 über eine Rolle geht, und nach aussen durch ein Gewicht gespannt ist. An 

 dem Theil der Stange, oder der Schnur, welcher sich über dem oberen Theile 

 des Rohrs befindet, muss ein Index angebracht sein, welcher an einer ver- 

 tikal befestigten Skala die Höhe des Wassers angiebt. 



30. Herr Thomson giebt (Report of the thirty-eight Meeting of the 

 British Association, p. 492) folgende Einrichtung für einen nicht registri- 

 renden Pegel an: 



Ein metallenes Pohr von 2 bis 3 Zoll Durchmesser ist vertikal zu be- 

 festigen, so dass es durch das untere Ende mit der See in Verbindung steht. 

 Ein metallener Maassstock, der in Centimeter, oder in Hunderttheile eines 

 Fusses eingetheilt ist, wird von dem Beobachter in der Mitte des Rohrs 

 herabgelassen, bis der Stab die Oberfläche des Wassers berührt. Mittelst 

 eines am oberen Ende des Rohrs angebrachten Index liest man alsdann die 

 Wasserhöhe ab. Um den Maassstock sind einige Ringe anzubringen, welche 

 galvanische Ströme nicht leiten und die sich mit dem Maassstocke leicht im 

 Rohre auf und nieder bewegen lassen. Diese Ringe dienen dazu den Mass- 

 stock so zu führen, dass er sich sehr nahe in der Mitte des Rohrs befindet. 

 Der Beobachter erkennt die Berührung des Massstocks mit dem Wasser, 

 durch Hülfe eines galvanischen Stroms, der gebildet wird durch ein einzelnes 

 galvanisches Element, ein Galvanoskop oder ein galvanisches Läutewerk, den 

 metallenen Massstock, die Flüssigkeit und das metallene Rohr. Es ist jedoch 

 nicht anzunehmen, dass dieser complicirte Apparat die Wasserhöhen mit 

 grösserer Genauigkeit giebt als der vorhin beschriebene, wenn derselbe gut 

 construirt ist. Die grössten Unregelmässigkeiten in den Höhenmessungen 

 sind eine Folge der Wellenbewegungen, und diese sind von der Construction 

 des Messapparats unabhängig. 



31. Wenn der Pegel, gleichviel, ob ein registrirender oder ein nicht 

 registrirender, nur für die Dauer eines kurzen Zeitraums errichtet wird, so 

 ist es noch erforderlich , in seiner Nähe eine Marke auf einem Steinpfeiler 

 oder Steinblock, von dem sich annehmen lässt, dass er für lange Zeit seinen 

 Stand unverändert behalten wird, zu verzeichnen, und den Höhenunterschied 

 zwischen dieser Marke und dem Wasserstande, welcher dem Nullpunkte des 

 P< gelfl entspricht, durch ein Nivellement zu bestimmen. Dasselbe ist auch 

 nöthig, wenn man Gründe hat, anzunehmen, dass der Pegel nicht ganz solide 



