114 Wild, 



immer den au sie zu stellenden constructiven Anforderungen genügen, so 

 müssen dieselben behufs Erzielung guter Resultate vor dem Gebrauche 

 durchaus einer sorgfältigen Verification unterworfen werden. .Diese Verifi- 

 cation erfordert aber vielfach Hülfsinstrumente und Vorrichtungen, wie sie 

 auf Reisen gewöhnlich nicht zur Disposition zu sein pflegen; es ist daher 

 nothwendig, dass dieselbe vor Antritt der Reise erfolge. "Wenn in der Nähe 

 des Ausgangspunktes der Reise keine meteorologisch -magnetische Central- 

 anstalt vorhanden ist, wo der Reisende zu dieser Verification die nöthigen 

 Hülfsmittel und Anleitung findet, so wird er sich diese doch von irgend 

 einem physikalischen Institute verschaffen können. Ich werde daher der 

 Kürze halber in Folgendem nur die Bedingungen angeben, denen das be- 

 zügliche Instrument zu genügen hat und deren Erfüllung durch die Verifi- 

 cation zu constatiren ist, dagegen auf Erörterungen über die Verifications- 

 methoden selbst nicht eingehen. Nach jeder längeren Reise sollte, wo möglich 

 an demselben Orte wie vorher, eine neue Verification aller Theile der In- 

 strumente erfolgen, um sich von der unveränderten Erhaltung derselben zu 

 überzeugen. 



Eine erste und allgemeine Bedingung für alle magnetischen Instrumente 

 ist, dass alle Theile derselben, mit Ausnahme der Magnete selbst, durchaus 

 eisen frei oder un magnetisch seien. 



2. Aufstellung der Instrumente. Da ein passender Stand für die 

 Aufstellung der magnetischen Instrumente nur an den wenigsten Orten un- 

 mittelbar zu finden ist, so ist es im Allgemeinen nöthig, ein Gestell mit 

 3 Eüssen auf die Reise mitzunehmen. Damit dasselbe beim Transport weniger 

 Raum einnehme, wird es zum Auseinandernehmen oder besser zum Zusammen- 

 klappen eingerichtet. Die obere, die Füsse verbindende Platte besteht ge- 

 wöhnlich aus Messing und ist mit 3 radialen Rinnen zur Aufnahme der 

 Stellschraubspitzen der Instrumente versehen. Etwa in der halben Höhe 

 werden die 3 Stativfüsse durch ein Brett oder durch einzuhakende Stangen ver- 

 bunden, auf welche man ein zusammenzuklappendes Brett legen kann. Dieses 

 Brett dient als Tisch für Hülfsapparate , wie Libelle, Putzleder u. dergh 

 Das Stativ mit allen zugehörigen Theilen muss ebenfalls ganz un magne- 

 tisch sein. 



Zur Anstellung der Beobachtungen wird das Stativ an einem frei ge- 

 legenen Orte, möglichst fern von allen Gebäuden und andern Gegenständen, 

 die Eisen enthalten, so aufgestellt, dass seine obere Platte nach dem Augen- 

 maasse ungefähr horizontal steht. Dass der Beobachter selbst alle eisernen 

 Gegenstände, wie Schlüssel, Messer u. dergl. , die er gewöhnlich bei sich 

 trägt, abzulegen und in einige Entfernung zu bringen hat, versteht sich wohl 

 von selbst ; es erscheint aber nicht überflüssig, darauf aufmerksam zu machen,. 

 dass häufig auch Theile der Kleidungsstücke, wie z. B. Knöpfe und Schnal- 

 len, etwas magnetisch sind und wegen der Nähe des Beobachters störend 

 auf die Magnete der Instrumente einwirken können. Eine genaue Prüfung 

 der letztern ist daher ebenfalls geboten. 



3. Bestimmung der Inclination. Das zur absoluten Bestimmung 

 der Inclination dienende Instrument, das sogenannte Inclinatorium, be- 

 steht aus einem horizontalen getheilten Kreis mit 3 Stellschrauben. Auf der 

 Alhidade dieses Kreises ist ein verticaler getheilter Kreis mit umgebendem 

 Gehäuse aus Messing und Glas und einem Träger für die Horizontalaxe der 

 Inclinationsnadel befestigt, und auf ihr selbst oder oben auf dem Gehäuse 

 befindet sich eine Libelle. Ausserdem gehören zu jedem Inclinatorium zwei 

 oder mehrere Inclinationsnadeln, zwei, der Grösse dieser Nadel angepasste 



