Anleitung zur Bestimmung der Elemente des Erdmagnetismus auf Reisen. 115 



kräftige Magnetstäbe und ein sogenannter Streich trog, in welchen man die 

 Inclinationsnadel fest hineinlegen kann, wenn sie zur Umkehrung der Pole 

 mit den Magnetstäben gestrichen werden soll. Ein Haarpinsel und ein Stück 

 sämisches Leder zum Entfernen des Staubes sind unentbehrlich; ein kleiner 

 Taschencompass ist als Beigabe erwünscht. 



Der Horizontalkreis bei den Inclinatorien ist durchweg so getheilt, dass man mit 

 dem Vernier noch 1 Minute ablesen kann; die Ziffern gehen von bis 350. Der Ver- 

 ticalkreis ist entweder in gleicher Weise, oder nur je in den verschiedenen Quadranten 

 von bis 90, beziffert, wobei dann die Null-Linie annähernd horizontal liegt. Die Ab- 

 lesung der Nadel-Stellung an ihm geschieht entweder in der Art, dass man direct 

 beobachtet, welchem Theilstrich die Spitze der Nadel gegenübersteht — in diesem Fall 

 muss die Nadel sehr spitz sein, dem innern, getheilten Rande des Kreises sehr nahe 

 kommen und der Kreis entweder in £° oder £° direct eingetheilt sein, so dass man 

 unter Zuhülfenahme einer Lupe leicht und sicher die Zehntel, also 2' oder 1' schätzen 

 kann — oder an der Alhidade des Kreises, deren Verniers dann mindestens noch 1' 

 ablesen lassen, sitzen zwei kleine Mikroskope mit Fadenkreuzen, welche letztere auf die 

 Nadelspitzen oder feine Striche an den Nadelenden eingestellt werden. Die letztere 

 Ablesungsmethode besitzt den Vorzug, dass der getheilte Kreis nicht so nahe an die 

 Nadel herantreten muss, und so Störungen durch dazwischen kommende Staubtheilchen, 

 oder durch schwach magnetische Eigenschaften des erstem viel weniger zu befürchten 

 sind, als bei der ersten Methode. 



Die Nadeln tragen auf einer ihrer Seitenflächen zwischen der Mitte und dem 

 einen Ende eine Marke, am besten eine Ziffer zu ihrer Unterscheidung und zur Bezeich- 

 nung ihrer Seiten und Enden, sie sollen ferner recht dünne, kreisrunde und zum Hoch- 

 glanz polirte Stahlzapfen haben, auf deren gute Erhaltung besondere Sorgfalt zu ver- 

 wenden ist. Die Lager, auf welche sie im Gehäuse zu liegen kommen, bestehen 

 meistens aus ebenfalls zum Hochglanz polirten, ganz schwach abgerundeten Achat- 

 schneiden. 



Nachdem das Instrument überhaupt und namentlich im Innern des Ge- 

 häuses die Lager für die Nadelaxe und der innere Rand des getheilten 

 Kreises sorgfältig von Staub befreit worden sind, wird dasselbe auf den 

 Dreifuss gestellt und in gewöhnlicher Weise nivellirt. 



Alsdann müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Die Ebene des verticalen ge- 

 theilten Kreises muss genau vertical sein ; die Kanten der Achatschneiden sollen in ein 

 und dieselbe Horizontalebene fallen und so hoch sein, dass wenn die Zapfen der Nadel 

 auf ihnen ruhen, die Axen der letztern genau in das Centrum des getheilten Kreises 

 fallen ; endlich müssen die Einschnitte in der Arretirungsvorrichtung, in welche sich die 

 Nadelzapfen beim Arretiren einlegen, so justirt sein, dass die Nadelaxe nach dem 

 Lösen der Arretirung jeweilen genau senkrecht zur Ebene des getheilten Kreises und 

 in dessen Centrum sich befindet. 



Nach erfolgter Nivellirung ist nun die Ebene des Yerticalkreises zuerst 

 in den magnetischen Meridian zu bringen. Zu dem Ende wird eine der 

 Nadeln, nachdem ihre Zapfen mit dem Leder oder besser durch Einstechen 

 in ein Stück Hollundermark gereinigt worden sind, so in den Apparat 

 auf die Lager gelegt, dass die markirte Seite dem Beobachter zugewendet 

 ist, die Arretirung sanft gelöst und das Grehäuse — das jeweilen nur für das 

 Einlegen oder Herausnehmen der Nadel auf kurze Zeit geöffnet wird — so 

 gedreht, bis der Nordpol der Nadel auf 90° der Theilung weist und dabei 

 die Kreistheilung nach Norden gewendet ist. Der Horizontalkreis wird jetzt 

 geklemmt, die Nadel durch die Arretirung nochmals gehoben und sanft 

 heruntergelassen und darauf die Mikrometerschraube am Horizontalkreise, 

 wenn nöthig, gedreht, bis der Nordpol der Nadel genau auf 90° einsteht. 

 Die Ablesung des Verniers am Horizontalkreise bei dieser Stellung sei a v 

 Nunmehr drehen wir vermittelst der Mikrometerschraube den Horizontalkreis 

 weiter, bis auch der Südpol der Nadel genau auf 90° weist, und wiederholen 

 tlirs. wenn nöthig, nachdem wir wieder die Arretirung gehoben und gesenkt 

 haben. Die neue Ablesung am Horizontalkreise sei a 2 . Die Klemme am 



s« 



