116 Wild. 



Horizontalkreise wird jetzt gelöst, das Gehäuse um 180° gedreht, so dass die 

 getheilte Seite des Yerticalkreises nach Süden gewendet ist, und wie vorhin 

 zuerst das untere, dann das obere Ende der Nadel auf die Theilstriche 90 

 des letztern eingestellt. Die zwei entsprechenden Ablesungen am Horizontal- 

 kreise seien a 3 und « 4 ; alsdann ist die Ablesung am Horizontalkreise, bei 

 welcher die Ebene des Yerticalkreises senkrecht auf dem magnetischen Me- 

 ridian steht, hinlänglich genau gegeben durch: 



a 



_ a x + a % + % + ö 4 



und man hat, um den Verticalkreis in den magnetischen Meridian zu bringen, 

 nur den Vernier am Horizontalkreise auf: 



a± 90° 

 einzustellen. 



Da für diese Einstellung auf den Meridian eine Genauigkeit von ± \ ° vollkommen 

 genügt, so braucht man nur einen Vernier dabei zu beobachten. 



Die Nadel wird jetzt aus dem Grehäuse herausgenommen, in den Streich- 

 trog gelegt, die Stellung ihrer Pole mit dem Compass untersucht und darauf 

 die letzteren durch Streichen mit dem grossen Magneten vertauscht, so dass 

 das Ende, welches vorher ein Nordpol war, jetzt zu einem Südpol wird. 



Es habe sich z. B. bei der Untersuchung der Nadel mit dem Compass das be- 

 zeichnete Ende als Südpol erwiesen, so werden die beiden Streichmagnete zur Umkehr 

 der Pole so in der Nabe des Centrums der Nadel in beinahe verticaler Stellung auf- 

 gesetzt, dass der Südpol des einen Magneten auf das bezeichnete Ende, der Nordpol 

 des andern auf das freie Ende der Nadel zu liegen kommt, und darauf streicht man 

 mit jedem Magnet über die betreffende Nadelhälfte bis zum Ende hin, hebt die Stäbe 

 auf, setzt sie wieder in gleicher Weise in der Mitte an und wiederholt so das Streichen 

 eine bestimmte Zabl von Malen, etwa 10 Male. Sodann kehrt man die Nadel um ihre 

 Längsaxe um 180° um, so dass jetzt die bezeichnete Seite nach unten gekehrt ist, wenn 

 sie vorher oben war, und streicht sie in genau gleicher Weise wieder 10 Male. Damit 

 bei diesem Streichen die Nadel keinen Schaden leidet, müssen die Streichmagnete etwas 

 abgerundete Ränder haben, ferner muss die Nadel festgehalten und zugleich ihre Ase 

 gegen Anstossen der Magnete geschützt werden. Es geschieht das Letztere in der 

 Kegel durch einen kleinen Bügel, der über die Mitte der Nadel gelegt wird und sie an 

 den Streichtrog schwach anklemmt. 



Nach erfolgter Ummagnetisirung der Nadel — e3 sei dabei das bezeich- 

 nete Ende zu einem Nordpol geworden — werden die Zapfen wieder gerei- 

 nigt, die Nadel in das Gehäuse so eingelegt, dass die bezeichnete Seite nach 

 Osten gerichtet ist und der Verticalkreis so in den magnetischen Meridian 

 gebracht, dass seine getheilte Seite nach Ost gewendet ist. Man versetzt 

 darauf die Nadel nach Lösung der Arretirung durch einen Hülfsmagneten 

 in Schwingungen und beobachtet 2 Male nach einander vermittelst des 

 Chronometers die Anfangs- und Endzeit von etwa 10 Schwingungen 

 derselben. 



Ist so die Schwingungsdauer der Nadel bestimmt, so wird sie mit dem- 

 selben Hülfsmagnet beruhigt und zwei Mal ihre Gleichgewichtslage an beiden 

 Enden abgelesen, nachdem man jedesmal vorher die Arretirung gehoben und 

 langsam wieder gesenkt hatte. Das Mittel der vier Ablesungen am Kreise 

 für die beiden Nadelenden und die beiden Einstellungen sei i\ , so gilt also 

 diese Grösse für bezeichnetes Nadelende als Nordpol, bezeichnete Nadel- 

 fläche nach Ost und Kreistheilung nach Ost gewendet. 



Eine gleiche Beobachtung wird gemacht, nachdem man den Verticalkreis 

 genau um 180° umgedreht hat. Das Mittel aus den vier neuen Ablesungen 



