118 Wild. 



Enden entweder hart vor dem getheilten Rande des Horizontalkreises oder 

 über der Theilung auf der Bodenplatte der Büchse, in welchem Falle aber 

 die letztere zur Vermeidung der Parallaxe bei der Ablesung spiegelnd sein 

 muss. Aussen an zwei diametral gegenüberstehenden Punkten des Büchsen- 

 randes sind um horizontale Axen drehbare Diopter angebracht. Das eine 

 besteht aus einer feinen Oeffnung oder vertikalen Spalte in einer Messing- 

 platte mit vorzuschiebendem Sonnenglas, das andere aus einem länglichen, 

 rechteckigen Messingrahmen mit in seiner Mitte der Länge nach ausge- 

 spanntem, schwarzen Verticalfaden und einem dahinterstehenden kleinen, 

 ebenfalls für sich um eine horizontale Axe drehharen Planspiegel. Die An- 

 wendung dieses einfachen Compasses setzt voraus, dass die obere Platte des 

 Stativs eine der Dose desselben entsprechende Vertiefung im Centrum habe, 

 so dass man den Compass in dieselbe stellen und auch leicht darin umdrehen 

 kann. Zur Beobachtung wird der Compass auf das Stativ gebracht und mit 

 Hülfe eines auf die Grlasdeckplatte der Büchse aufgesetzten Niveaus durch 

 Verstellung der Beine des Stativs horizontal gemacht. 



Wenn der Glasdeckel des Compasses horizontal gemacht ist, so sollen auch der 

 Boden desselben und der getheilten Kreise, so wie die Axen der Diopter genau hori- 

 zontal, die Visirlinien der letztern aber genau vertikal sein. Behufs sicherer Ablesung 

 ist es gut, wenn die Magnetnadel in horizontalem Sinne ganz schmal und nur in ver- 

 ticalem Sinne verbreitert ist; das Achathütchen aber muss auf jeden Fall herauszu- 

 nehmen und von der entgegengesetzten Seite wieder in die Oeffnung hineinzustecken 

 sein, damit die Nadel um ihre Längsaxe um 180° gedreht und in dieser Stellung wieder 

 auf die Spitze gelegt werden kann. Die Nadel muss sich auf der Spitze sehr leicht 

 drehen und daher zur Schonung der letztern eine Arretirung angebracht sein, mit der 

 die Nadel von ihr beim Nichtgebrauche des Instruments stets abgehoben wird. 



In neuerer Zeit versieht man die Compasse zur Erhöhung der Genauigkeit auch 

 mit 3 Füssen und Nivellirschrauben, so dass sie wie das Inclinatorium auf ein gewöhn- 

 liches Stativ gesetzt und nivellirt werden können. Eine Verbesserung besteht ferner 

 auch darin, dass man die Kreistheilung aussen auf dem obern Rand der Büchse an- 

 bringt und die Diopter an der um das Centrum derselben drehbaren Alhidade befestigt; 

 im Innern der Büchse befindet sich dann nur die Magnetnadel ohne Theilung, deren 

 Stellung entweder unmittelbar mit dem Augendiopter oder mit Hülfe eines hinter dem- 

 selben angebrachten rechtwinkligen Ocular-Prismas beobachtet wird. Die Kreistheilung 

 kann hier leicht bis zu £° gehen, so dass vermittelst einer Lupe die Indexstellung bis 

 auf 1' genau geschätzt werden kann. 



Von dieser zuletzt angegebenen Form des Azimutalcompasses unterscheidet sich 

 der magnetische Theodolith im Wesentlichen nur dadurch, dass statt der Diopter als 

 Absehvorrichtung ein excentrisches Fernrohr angebracht ist, dass der Magnet an einem 

 feinen ungedrehten Seidenfaden als Drehungsaxe aufgehängt wird und derselbe zur 

 Beobachtung seiner Stellung mit dem Fernrohr entweder einen Collimator in sich trägt 

 oder mit einem Spiegel versehen ist, wobei dann Objectiv und Fadenkreuz des erstem 

 den Collimator repräsentiren. Die Genauigkeit der Ablesung am Horizontalkreise geht 

 hier gewöhnlich bis 10". 



Nach erfolgter Nivellirung des Compasses stellt man die Visirlinie der 

 Diopter durch Drehung desselben auf die sogenannte Mire, d.h. auf irgend 

 einen entfernten festen Gegenstand ein, der eine scharfe Marke darbietet, 

 z. B. auf eine Thurmspitze, auf das Fensterkreuz eines Hauses, auf die Mitte 

 eines Baumstamms etc. und liest nach Lösung der Arretirung und Beruhi- 

 gung der Magnetnadel die Stellung der letztern am getheilten Kreise ab; 

 darauf wird die Nadel herausgenommen, das Achathütchen umgesetzt, die 

 Nadel nach dieser Drehung um 180° wieder eingelegt und unter steter Hin- 

 richtung der Visirlinie nach der Mire, der neue Nadelstand am Kreise ab- 

 gelesen, die Ablesung sei im erstem Fall ß l} im zweiten ß 2 . Nunmehr dreht 

 man den Compass so lange, bis der Faden des Diopters beim Visiren nach 

 der Magnetnadel hin dieselbe in ihrer ganzen Länge deckt resp. halbirt, und 

 liest den jetzigen Nadelstand am Kreise ab. Heissen wir diese Ablesung c 



