Anleitung zur Bestimmung der Elemente des Erdmagnetismus auf Eeisen. 121 



Der erste Apparat dient zu den Schwingungsbeobachtungen und besteht 

 aus einem hölzernen oder gläsernen Kasten mit Glasdeckel und drei Füssen 

 mit Stellschrauben. In der Mitte des abnehmbaren Glasdeckels ist ein ver- 

 ticales Messing- oder Glasrohr eingesetzt, das an seinem obern Ende die, in 

 der Höhe etwas verstellbare Befestigungsöse für den Seidenfaden, sowie einen 

 kleinen Torsionskreis, besitzt. Am untern Ende des Seidenfadens ist ein 

 Haken mit Schlitz befestigt, an welchen man den Schwingungsmagneten an- 

 hängen kann. Ein durch diesen Schlitz des Hakens und entsprechende Oeff- 

 nungen in der Röhrenwand durchgesteckter Stift verhindert eine Torsion des 

 Fadens im unbelasteten Zustande. Auf dem Boden des Kastens befindet 

 sich eine einfache Kreistheilung auf Papier — ganze Grade — , ein kleines 

 Thermometer — ganze Grade — und eine kleine , von aussen zu hebende 

 Platte zur Beruhigung des Magneten. 



Der letztere hat eine Länge von höchstens 60 Millimeter und seine 

 Messingfassung ist noch mit einer kreisförmigen horizontalen Platte ver- 

 sehen, auf welche zur Bestimmung des Trägheitsmoments ein genau gearbei- 

 teter Messingring concentrisch mit der Drehungsaxe aufgelegt werden kann. 

 Zur Aufhebung der Torsion des Fadens wird an Stelle des Magnets ein 

 gleich schwerer Messingkörper an ihn gehängt, auf den man ebenfalls den 

 Messingring auflegen kann. 



Mit dem zweiten Apparat sind die Ablenkungsbeobachtungen auszuführen. 

 Es kann dazu der Azimutalcompass , besonders in der oben erwähnten ver- 

 besserten Form , die wir hier allein näher betrachten werden , dienen. Zu 

 dem Ende muss sich auf der Alhidade desselben eine Messingschiene genau 

 senkrecht zur Visirlinie der Diopter befestigen lassen, und auf der Schiene 

 muss sich in verschiedenen genau zu messenden Entfernungen vom Centrum 

 der Büchse der Schwingungsmagnet so aufsetzen lassen , dass seine magne- 

 tische Axe gegen dieses Centrum gerichtet ist und sich in derselben Hori- 

 zontalebene mit der Magnetnadel in der Büchse befindet. Statt der Decli- 

 nationsnadel wird eine kleinere Magnetnadel — höchstens halb so lang als 

 der Schwingungs- oder Ablenkungsmagnet — in die Büchse gebracht, welche 

 Nadel behufs Beobachtung ihrer Stellung mit dem Prisma durch angesetzte 

 Messingspitzen verlängert ist. An der Messingschiene befindet sich auch ein 

 Halter zur Aufstellung eines einfachen Thermometers. 



Beim Azimutalcompass der ersten Art kann die Querschiene einfach 

 an der Büchse befestigt werden. Beim magnetischen Theodolithen sind so- 

 wohl der Schwingungsapparat als der Ablenkungsapparat im Wesentlichen 

 dieselben , nur hängt da auch der kleinere abzulenkende Magnet an einem 

 ungedrehten Seidenfaden. 



Beobachtung der Schwingungsdauer. Der Schwingungsapparat 

 wird auf das Stativ gestellt, die Torsion des Aufhängefadens aufgehoben, der 

 Magnet in den Kasten gehängt und mit den Fussschrauben der letztere so 

 justirt , dass das Magnetcentrum mit dem Centrum des getheilten Kreises 

 zusammenfällt. Der getheilte Kreis im Kasten wird so gerichtet, dass sein 

 Nullpunkt genau unter den Nordpol des Magneten in seiner natürlichen 

 Gleichgewichtslage fällt. Bei dieser Buhelage soll die Längsaxe (eigentlich 

 die magnetische Axe) des Magneten überdies genau horizontal sein, was stets 

 durch ein um das eine Ende geschlungenes und zu verschiebendes Drähtchen 

 erreicht werden kann. 



Nach dieser Berichtigung des Instruments wird nun der Magnet ver- 

 mittelst eines Hülfsmagneten um ungefähr 8° von seiner Gleichgewichtslage 



Lenkt und zunächst die Dauer von 10 Doppelschwingungen desselben um 



