Meteorologie. 133 



I. Anleitung zu vollständigen meteorologischen Beobachtungen. 



Der Zweck dieser Anleitung kann nicht darin bestehen, über die Theorie 

 und den Gebrauch der wichtigsten meteorologischen Instrumente ins Einzelne 

 gehende Instructionen zu geben, dazu würde der hier gebotene Raum nicht 

 ausreichen , und zudem existiren schon leicht zugängliche treffliche Publica- 

 tionen über diesen Gegenstand (s. den bibliographischen Anhang). Unsere 

 Hauptaufgabe muss sein, die Aufmerksamkeit des Reisenden auf jene Punkte 

 hinzulenken, welche auf Reisen die meiste Förderung unserer Disciplin ver- 

 sprechen. Wir wollen nach den wichtigsten der einzelnen meteorologischen 

 Elemente vorgehen und stets zuerst das Wesentlichste über die zu empfeh- 

 lenden Instrumente und Beobachtungsmethoden zusammenstellen. 



1. Temperatur, (a) Lufttemperatur. Die Thermometer sind be- 

 währten mechanischen Werkstätten (siehe darüber am Schlüsse dieses Ab- 

 schnittes)' zu entnehmen und vor wie nach der Reise an einem der meteoro- 

 logischen Centralinstitute einer Vergleichung mit einem Normalthermometer 

 zu unterziehen. Während einer längeren Reise ist es zu empfehlen, wenn sich 

 hierzu eine Gelegenheit bietet, die Thermometer in th au enden schon wässe- 

 rigen Schnee (oder Hagel , Eis , aber diese sollen immer möglichst rein von 

 erdigen oder gar salzigen Beimengungen sein) zu geben, und wenn kein Sinken 

 des Quecksilbei-fadens mehr zu bemerken , den Stand desselben zugleich mit 

 der Nummer des Thermometers im Beobachtungsjournal anzumerken. Durch 

 Stösse und Erschütterungen auf dem Transport trennt sich zuweilen ein Theil 

 des Quecksilberfadens, der, wenn noch in der Röhre, durch vorsichtiges 

 schwaches Erwärmen sich wieder vereinigen lässt ; zuweilen jedoch kommt 

 auch etwas Quecksilber in den obersten meist etwas blasenartig erweiterten 

 Theil der Thermometerröhre. Wenn man auf diesen Umstand nicht sorgfältig 

 Acht hat, bekommt man leicht zu niedrige fehlerhafte Temperaturen. Durch 

 vorsichtiges wiederholtes Stossen des Thermometergefässes gegen eine weiche 

 Unterlage oder schwaches Erwärmen desselben , welches eben genügt , den 

 Quecksilberfaden in die obere Endigung der Röhre und zur Wiedervereini- 

 gung mit dem dort befindlichen Quecksilbertropfen zu bringen, und nun fol- 

 gende langsame Abkühlung gelingt es auch dann alles Quecksilber ungetheilt 

 in die Röhre zurückzubringen. Zur Bestimmung der höchsten und tiefsten Tem- 

 peratur im Laufe des Tages dienen die Maximum- und Minimum-Thermometer, 

 deren es verschiedene Systeme giebt. Das vielfach angewendete Rutherford'- 

 sche empfiehlt sich nicht für Reisen, weil es sehr leicht in Unordnung kommt. 

 Gegenwärtig dürften Casella's Maximum- und Minimum - Thermometer nach 

 Philipp's und das Hermann und Pfister'sche registrirende Metallthermometer 

 für Reisende am meisten zu empfehlen sein. Wenn man diese Instrumente 

 benützt, ist es nöthig öfter und bei verschiedenen Temperaturen zugleich mit 

 der Ablesung des gewöhnlichen Thermometers eine Ablesung des Standes 

 (des Quecksilber- oder Alkoholfadens, bei den Metallthermometern des mittlem 

 Stiftes) dieser Registrirthermometer zu verbinden und etwaige Abweichungen 

 an einer besonderen Stelle des meteorologischen Registers anzumerken. 



Sehr wichtig ist die Aufstellung der Thermometer. Dieselbe soll so er- 

 folgen, dass die Thermometer gegen den Regen und gegen die directen Sonnen- 

 strahlen sowohl, als auch gegen die von Wänden, nacktem Boden etc. reflec- 

 tirte und strahlende Wärme geschützt sind, und dabei zugleich die Luft einen 

 möglichst freien Zutritt zu denselben hat. Man schliefst zu diesem Zwecke 

 auf den festen Stationen die Thermometer in weisse Blechkästchen mit 

 jalousienartig durchbrochenen Wänden ein und bringt sie (auf der nördlichen 



