136 Hann. 



wird daher sein JT — I ), wobei dt und dt' negativ zu nehmen 



sind, wenn, wie dies meist der Fall sein wird, die Temperatur des 

 von der Sonne abgewendeten Instrumentes sinkt. Diese Beobachtungen 

 werden mehrmals wiederholt und stets die Zeit der Beobachtung mit ange- 

 geben, weil diese dazu dienen kann, Beobachtungen zu verschiedenen Zeiten 

 an verschiedenen Orten auf dieselbe Sonnenhöhe zu reduciren und dadurch 

 vergleichbar zu machen. Das Beobachtungsschema wäre also z. B. 



Zeit Temp. des Instruments 15°.6 C. 



9 h m ( 



c m [ Schatten H . At = — 0.8 



5 m I. 14.8 



9 h 5 m f 



10 m{ Sonne 182 JT=Z + 3 - 4 



9 h IQ m r 



15 m j Schatten 11Q 



Jf= — 0.6 



u. s. w. Isolation = 3°.4 + 0°.7 = 4°.l in 5 Minuten, somit 0°.82 in 1 Minute. 

 Kennt man das Gewicht des Wassers im Gefässe = p, das Gewicht des Ge- 

 fässes selbst = p', das Gewicht des Quecksilbers im Thermometer p" und 

 deren specifische Wärmen: 1, a', o", so hat man in Wärmeeinheiten: 

 /IT (p + p' <$' + p" g") bezogen auf die Oberfläche des Gefässes. Die Grösse 

 in den Klammern ist constant für dasselbe Instrument und braucht nur ein 

 für alle mal bestimmt zu werden. 



Beobachtungen mit diesem Instrument sind bisher nur in Europa von 

 Pouillet in Paris, Althaus in Bonn, Quetelet in Brüssel, Forbes in der 

 Schweiz gemacht, oder wenigstens bisher veröffentlicht worden. Es wäre sehr 

 zu wünschen, dass sie in hohen Breiten im Winter wie im Sommer, ferner in der 

 Nähe des Aequators in sehr feuchten, wie in sehr trockenen Klimaten, be- 

 sonders auch in grossen Höhen (z. B. auf den Hochebenen von Tibet oder von 

 Südamerika , im Winter auf hohen Berggipfeln unserer Alpen wie anderer 

 Gebirge) wiederholt würden. 



Das Pyrheliometer eignet sich zu einzelnen Bestimmungen der Sonnen- 

 strahlung, weniger zu fortgesetzten regelmässigen Beobachtungen, die z. B. 

 ganze Jahrgänge umfassen. Zu solchen Beobachtungen über Insolation an 

 festen Stationen empfehlen sich am meisten die englischen Insolationsthermo- 

 meter mit geschwärzter Kugel im Vacuum. Das Instrument wird horizontal 

 auf Stützen in einiger Höhe über einer Basendecke angebracht, und die An- 

 gabe des Maximum-Index in demselben täglich notirt ; nach jeder Ablesung 

 muss natürlich der Stift wieder auf das Ende des Quecksilberfadens zurück- 

 gebracht werden. 



Auch Beobachtungen mit diesem Instrument sind sehr wünschenswerth 

 an den oben näher bezeichneten ertlichkeiten und Zeiten. 



Die Wärmeausstrahlung in heiteren Nächten ist ein wichtiger klima- 

 tischer Factor und es sind daher Beobachtungen über dieselbe zu empfehlen. 

 Zur Bestimmung derselben dient ein Minimumthermometer, das frei, unbe- 

 schützt , auf kleinen Stützen horizontal auf einen kurzen Basen gelegt wird. 

 Die Differenz zwischen der Angabe des nächtlichen Minimums an diesem 

 Thermometer und der Angabe des unter dem Thermometerschirme befind- 

 lichen Minimumthermometers, welches die Lufttemperatur anzeigt, entspricht 

 dem Betrage der nächtlichen Wärmeausstrahlung über dem Grasboden. Anpflan- 

 zenleeren Orten kann man auf ähnliche Weise die Erkaltung des Bodens selbst 



