140 Hann. 



einen Monat hindurch fortgesetzt werden. Bei längerem Aufenthalt empfiehlt 

 es sich, wenn man nicht Müsse und Gelegenheit findet, diese Beobachtungen 

 continuirlich fortzusetzen, dieselben wenigstens durch längere Zeit um die 

 Periode der Solstitien und Aequinoctien vorzunehmen. 



Wünschenswerth sind ferner Beobachtungen und Angaben über das 

 "Verhalten des Barometers vor, während und nach Gewittern, heftigen Regen- 

 güssen, während auffallender charakteristischer Winde u. s. w. Wenn sich 

 auch derartige Beziehungen zum Theil später numerisch sogar genauer ab- 

 leiten lassen, ist es dennoch zu empfehlen, an Ort und Stelle den Er- 

 scheinungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen und was als charakteristisch 

 auffällt zu notiren. Es wird hierdurch einer allseitigen Verwerthung des 

 numerischen Beobachtungsmaterials ungemein Vorschub geleistet. 



(3) Luftfeuchtigkeit. Die zwei Methoden zur Bestimmung der 

 Luftfeuchtigkeit, die für Beisende wohl allein in Betracht kommen können, 

 sind die Bestimmung des Thaupunktes und die Beobachtung des Tempe- 

 raturunterschiedes eines trockenen und eines befeuchteten Thermometers. 

 Ein Hygrometer der ersten Gattung ist das Daniell'sche, sowohl in 

 der ursprünglichen als in der von Begnault verbesserten Form. Auch 

 das Begnault'sche Thaupunkthygrometer mit Aspirator ist schon auf 

 ziemlich compendiöse Eorm gebracht worden. An Daniells und Reg- 

 naults Hygrometer beobachtet man mit möglichster Genauigkeit die Tem : 

 peratur in dem, Aether enthaltenden, Gefäss im Momente , in dem es sich 

 aussen mit Thau beschlägt. Der Thaupunkt ist jener Temperaturgrad, bei 

 welchem die in der Luft enthaltenen Wasserdämpfe das Maximum ihrer 

 Spannkraft erreichen würden. Die Grösse des entsprechenden Dunstdruckes 

 e kann darum aus jeder Tabelle, welche die Maximal- Spannkräfte des Wasser- 

 dampfes für jede Temperatur enthält, entnommen werden. Hat man zugleich 

 die Lufttemperatur abgelesen, und entnimmt aus derselben Tabelle die dieser 

 letzteren Temperatur entsprechende grösste Spannkraft des Dampfes e, welche 

 also bei gänzlicher Sättigung der Luft mit Wasserdampf beobachtet worden 



wäre, so nennt man das Verhältniss — die relative Feuchtigkeit. — In die 



s 



Beobachtungstabellen sind mindestens die beobachtete Temperatur des Thau- 

 punktes und die gleichzeitige Lufttemperatur einzutragen. Die Bestimmung 

 der Luftfeuchtigkeit mit dem Begnault'schen Hygrometer erfordert jedesmal 

 einen eigenen Versuch, ferner macht der nicht unbedeutende Verbrauch von 

 Aether die Beobachtungen ziemlich kostspielig. Nur wenige Beisende wer- 

 den sich darum entschliessen,. ein Begnault'sches Hygrometer mit Aspirator 

 mit sich zu führen und regelmässig zu beobachten. Wissenschaftlichen Ex- 

 peditionen sind aber wenigstens zeitweilige vergleichende Beobachtungen an 

 diesem Instrument dringend zu empfehlen. 



Bequemer und einfacher, aber weniger fehlerfrei, ist die Feuchtigkeits- 

 bestimmung mit dem August'schen Psychrometer, d. i. die Beobachtung der 

 Temperatur an einem befeuchteten und an einem trockenen Thermometer. 

 Diese beiden Thermometer sollen unter gleichen Umständen übereinstimmende 

 Angaben liefern und zum Zwecke der Feuchtigkeitsbestimmung neben einander 

 angebracht sein. Man beziehe die Psychrometer nur von bewährten Werk- 

 stätten , und lasse beide Thermometer vor dem Gebrauch einer sorgfältigen 

 Vergleichung unterziehen. Zerbricht eines der Thermometer, so ersetze man 

 es nicht durch ein beliebiges anderes, sondern überzeuge sich vorher, ob das 

 neue Thermometer mit dem alten wenigstens bei einigen verschiedenen 

 Temperaturgraden übereinstimmt; beobachtet man Differenzen, so sollen die- 



