Meteorologie. 141 



selben im Beobachtungsjournale vermerkt werden. Die Vergleichungen 

 werden in einer grösseren Menge Wasser vorgenommen, welches beständig 

 gemischt wird, und in welches beide Thermometer bis zur selben Tiefe ein- 

 getaucht sind. Die Beobachtungsfehler und jene Fehler, die aus der nie 

 gleichmässigen Temperatur des Wassers hervorgehen, macht man unschädlich 

 durch Wiederholung der Beobachtung bei nahezu gleichen Temperaturen. 



Die Kugel des „nassen Thermometers" wird mit dünnem Baumwollzeug r 

 Mousselin, überzogen und einige Zeit vor der Beobachtung befeuchtet. Man 

 achte sorgfältig darauf, nicht früher die Temperatur abzulesen, bis die Ab- 

 kühlung oder Erwärmung durch das aufgetropfte Wasser keinen Einfluss 

 mehr haben kann. Wenn die Hülle durch Staub und Schmutz verunreinigt 

 worden, muss sie durch eine neue ersetzt werden. 



Die Beobachtung an dem Psychrometer erfolge an einem, vor Sonnen- 

 strahlung und Wärmereflexen geschützten, freien Orte, nicht in Zimmern, 

 Zelten, zwischen Fenstern u. s. w. ; im Allgemeinen unter denselben Ver- 

 hältnissen, die für die Bestimmung der Lufttemperatur schon empfohlen 

 worden sind. Die Luft um die Thermometer soll nicht stagniren und völlig 

 ruhig sein, sondern es soll ein massiger Luftwechsel stattfinden. 



In das Beobachtungsjournal trage man die Ablesung am trockenen wie 

 am nassen Thermometer ein. Zur Bestimmung des Dunstdruckes und der 

 relativen Feuchtigkeit aus diesen Ablesungen existiren Tabellen, welche beide 

 Werthe ohne jede weitere Rechnung entnehmen lassen (siehe den biblio- 

 graphischen Anhang). Die Richtigkeit der auf diesem Wege erhaltenen 

 Feuchtigkeitsbestimmungen hängt vornämlich ab von der genauen Ueberein- 

 stimmung der beiden Thermometer und einer günstigen Aufstellung derselben, 

 vorzüglich aber auch von einem massigen Luftwechsel. Um den Gefrierpunkt 

 herum werden die Bestimmungen unsicher, ebenso bei hohen Wärme- und 

 Ivältegraden. Die Formel, nach welcher aus der Psychrometerdifferenz Dunst- 

 druck und Feuchtigkeit abgeleitet werden, ist nur für die im mittlem Europa 

 vorkommenden Temperatur- und Feuchtigkeitsgrade geprüft, nicht so für 

 hohe Temperaturen und grosse Trockenheit. Es ist daher sehr wünschens- 

 werth, dass auf Expeditionen in solchen Ländern, wo grosse Trockenheitsgrade 

 vorkommen . öftere gleichzeitige Beobachtungen mit dem Psychrometer und 

 mit Regnaults Hygrometer ausgeführt werden, besonders während- hoher 

 Trockenheit der Luft, sei es bei niedriger oder hoher Wärme. Selbst kurze 

 aber sorgfältig durchgeführte Reihen solcher Beobachtungen würden für die 

 Wissenschaft sehr werthvoll sein. 



Beobachtungen an Haarhygrometern haben nur dann einen Werth, wenn 

 sie sehr häufig durch Vergleichungen mit dem Psychrometer oder dem 

 Regnaultschen Hygrometer controllirt werden. Im Allgemeinen sind sie 

 nicht zu empfehlen. 



Will man den mittlem Feuchtigkeitsgehalt »der Luft kennen lernen, so 

 genügt es nicht blos einmal am Tage, oder gar zu unregelmässigen Zeiten, 

 zu beobachten. Die Beobachtungen erfolgen am besten täglich mehrmals 

 zugleich mit jenen der Lufttemperatur. 



Es mangeln bis jetzt noch sorgfältige längere Beobachtungsreihen über 

 den Feuchtigkeitsgehalt der Luft auf Berggipfeln, und so auch über die im 

 Winter in den hohem Schichten der Atmosphäre eintretende relativ grosse 

 Trockenheit. Wir besitzen ferner überhaupt wenige zuverlässige Beobach- 

 tungen über die Feuchtigkeit in dem Innern der Festländer. Der Zusam- 

 menhang zwischen Aenderungen der Feuchtigkeit mit der Windrichtung ver- 

 die'nl Beachtung. Selbst über dem Meere kann die Luft ziemlich trocken 



