236 y- Bichthofen. 



grosse damit verbundene Sprödigkeit erreichen lässt. Seiner Herstellung sind 

 nur einzelne, besonders geschickte Stahlschmiede fähig, und gute Hämmer sind 

 eine Seltenheit. Von nicht geringer Wichtigkeit ist die Form des Hammers, 

 und in dieser Hinsicht gehen die Ansichten weit auseinander. Es giebt eine 

 Berliner, Wiener, schweizerische, italienische, englische, indische, californische etc. 

 Form, und jede Schule hält die ihr eigenthümliche für die beste. Nachdem 

 ich mich periodisch verschiedener Hämmer bedient habe, bin ich bei dem von 

 Prof. Whitney bei den geologischen' Aufnahmsarbeiten in Californien einge- 

 führten stehen geblieben, da er den wirksamsten Schlag und die genaueste Ar- 

 beit gestattet. Als Regeln haben zu gelten: ein Ende ist scharf, das andere 

 stumpf; die Schneide des Keilendes ist dem Stiel pai'allel; das stumpfe Ende ist 

 parallelopipedisch (nicht abgestutzt -pyramidal, wie in den meisten Fällen); die 

 Endfläche desselben (also auch der Querschnitt des Hammers am stumpfen Ende) 

 ist ein Rechteck, dessen längere Seiten dem Stiel pai'allel sind; als das günstigste 

 Grössenverhältniss fand ich 1 Zoll und l l / ä Zoll für die vier Seiten des Recht- 

 ecks, und 4Vj. Zoll für die ganze Länge des Hammers ; das Centrum des Loches 

 für den Stiel muss mit dem Schwerpunkt zusammenfallen, und das Loch muss oben 

 weiter sein als unten, damit, wenn das obere Ende des Stiels verkeilt ist (mit 

 hölzernem, oder mit Widerhaken versehenem eisernen Keil), der Hammer bei 

 dem Gebrauch nicht herausfliege; der Stiel muss 15 bis 16 Zoll lang, vom zähe- 

 sten und härtesten Holz gearbeitet (z. B. amerikanischem Hickory-Holz), und 

 am Ende so abgerundet sein, dass er zu sicherem Schlag bequem in der Hand 

 ruht. Es ist gut, einige Reservestiele und Keile mit sich zu führen. Man trägt 

 den Hammer entweder in einem ledernen Futteral, das an einem Leibriemen 

 auf der linken Seite des Körpers angebracht ist, oder an der Seite der ledernen 

 Umhängetasche. 



Der Compass sollte so eingerichtet sein, dass er zu verschiedenen Zwecken 

 dient, und in Anbetracht seiner Wichtigkeit von vorzüglichster Construction sein. 

 Erst bei mindestens 2 1 j 2 zölligem Durchmesser des Theilungskreises kann die wün- 

 schenswerthe Genauigkeit der Gradtheilung und Ablesung erreicht werden. Uhrför- 

 mige Instrumente sind nur ein unvollkommener Nothbehelf. Das runde Gehäuse 

 sollte aut einer quadratischen Messingplatte so befestigt sein, dass die 2V-/S-Linie einer 

 Seite parallel ist, und das ganze Instrument in einem genau gearbeiteten Holz- 

 kasten liegen, so dass bei dem Aufklappen desselben eine 6 Zoll lange Seite der 

 iV-S- Linie parallel ist. Man hat dann nur diese Seite derjenigen Linie pai'allel 

 zu halten, deren Abweichung von dem magnetischen Meridian bestimmt werden 

 soll, und kann das Resultat unmittelbar mit grosser Schärfe an der Stellung der 

 Nadel ablesen. Die letztere sollte stets stabförmig, und der Kreis in 360 Grade 

 getheilt sein. Doch ist auch eine Theilung jedes Quadranten in 90 Grad, wobei 

 die Nullpunkte mit den Polen zusammenfallen, praktisch. Früher theilte man 

 den geologischen Compass in die bergmännisch gebräuchlichen 24 oder zweimal 

 12 „Stunden" ein; dies ist heute zum Theil noch gebräuchlich, muss aber als 

 ganz ungenügend bezeichnet werden, da die Ablesungen auf einen Grad genau 

 geschehen müssen. 



Die angegebene Methode der Ablesung ist besonders bei Streich rieh tungen 

 anstehender Schichtgesteine oder eines Ganges anzuwenden. Sie ist ungenügend, 

 wo die Richtungslinie von dem Standpunkt des Beobachters nach einem ent- 

 fernteren Gegenstand, z. B. dem Gipfel eiues Berges, bestimmt werden soll. 

 Dazu muss an dem Compass eine Azimutvorrichtung angebracht sein. Ein 

 einfaches Visir zum Aufklappen, bestehend in einem senkrecht stehenden, mit 

 einem Schlitz versehenen Stäbchen am Südende, und einem ebenso gestellten, 

 mit einem Faden, am Nordende der Gradeintheilung, ist vollkommen zweckent- 

 sprechend. 



In England wendet man häufig den sogenannten prismatischen Compass an. 

 Die Nadel trägt ein rundes Kartenblatt mit Gradeintheilung, und letztere wird, 

 vergrössert, durch ein Prisma abgelesen. Da jedoch die Ablesung nur durch 

 letzteres geschehen kann und die Nadel mit ihrer Belastung sehr langsam 

 schwingt, so sind diese Instrumente nur dann brauchbar, wenn man den Com- 

 pass fest und in einer für diese Art des Ablesens bequemen Lage aufstellen 

 kann; und da dies sehr häufig nicht möglich ist, so beeinträchtigt man leicht 

 die Genauigkeit, welche die Methode zu erhöhen bestimmt ist. 



An jedem geologischen Compass befindet sich ein Klinometer, um den 

 Winkel zu bestimmen, den eine geneigte Linie oder Fläche mit dem Horizont 

 bildet. Die Genauigkeit der Bestimmung wird um so grösser sein, je länger die 

 gerade Linie des Instrumentes ist, welche man in die zu bestimmende Neigung 



