Das Mikroskop und der photographische Apparat. 593 



ausgedrückt, und lässt sich in diesem Zustande umstürzen, ohne dass sich 

 etwas im Innern verrückt. Der Kasten klappt in zwei Hälften auseinander 

 («, a der Fig.), welche nun die Basis abgegeben und der innere dreitheilig 

 zusammengelegte Apparat, dessen mittlerer das eigentliche Stativ trägt (c), 

 während die seitllichen die Auflager für die Hände bilden (b, b) , lässt sich 

 in gestreckter Stellung durch unterhalb angebrachte Metallhaken festlegen. 

 Er bildet alsdann den Deckel für die Kastenhälften, in denen auch die Systeme, 

 achromatische Triplets in bestimmten Höhlungen eingesetzt sind, und macht 

 das Ganze zu einem hinreichend stabilen Körper, um sicher damit arbeiten 

 zu können. Der Arm des Ringes, welcher die Triplets aufnehmen soll, wird 

 erst mittelbar in senkrechter Richtung auf- und abbewegt, indem die Einstell- 

 schraube direct auf eine Metallhülse wirkt, in welcher der Arm des Trägers 

 steckt. Man erhält so die Möglichkeit, wenn ein besonders grosser Abstand 

 vom Objeettisch für das System erforderlich wird, einen solchen durch 

 Herausziehen des Armes aus der Hülse zu erzielen (über 5 Cm.). Die 

 weitere Einrichtung ist von den üblichen Eormen des Apparates nicht we- 

 sentlich verschieden, es ist nur noch daran zu erinnern, dass bei dem vor- 

 liegenden Arrangement auch die Anwendung beliebiger anderer Systeme als 

 der ursprünglich dazu bestimmten besonders leicht gemacht ist. Passt die 

 gewählte Linse nicht in den Hing des Trägers, so genügt ein Griff, den- 

 selben aus seiner Hülse zu ziehen, um ihn darauf durch einen anderen 

 passenden in der gleichen "Weise zu ersetzen. 



Seibert*), von dem das hier besprochene Präparirmikroskop gefertigt 

 wird, giebt demselben gewöhnlich drei achromatische Triplets bei, deren er 

 neun Nummern construirt, mit Vergrösserungen von 3 — 40; empfehlenswerth 

 für die Arbeit sind aber nur die schwachen und mittleren, da bei den höheren 

 Nummern der Focalabstand schon viel zu gering wird, um darunter beepaem 

 mit der Nadel etc. präpariren zu können. No. I (3 X lin. V.) , III (5|- X) 

 und Y (10 X) sind für gewöhnlich ausreichend, und zwar ist anzurathen, die 

 Systeme in der "Weise fassen zu lassen, dass die convexe Fläche nach oben, 

 die plane abwärts gerichtet ist; diese Stellung giebt nämlich das planste Bild 

 bei einigermaassen entfernt gehaltenem Auge, umgekehrt gefasst geben die 

 Linsen absolut etwas planere Bilder, verlangen aber, dass das Auge sich der 

 obersten brechenden Fläche möglichst nähert und strengen daher erheblich 

 mehr an. Durch Abschrauben des den Triplets aufgesetzten Diaphragma's 

 kann man dem entfernteren , Auge ein immer noch grosses Gesichtsfeld be- 

 [assen. 



Ist man stärkerer Vergrösserungen beim Präpariren benöthigt, so em- 

 pfiehlt es sich, ein mit Hecht berühmtes System in Anwendung zu bringen, 

 welches Zeiss in Jena verfertigt und das in einem Objectiv aus drei achro- 

 matischen Linsen und zwei coneaven Oculargläsern besteht. Ohne Ocular 

 geben die Objectivlinsen, einzeln benutzt, Vergrösserungen von respective 30,, 

 20, 1") linear, und zwar zeichnen sie sich in dieser Anwendung sowohl durch 

 die Schärfe der Bilder, als auch durch den bedeutenden Focalabstand aus. 

 \ erbindet man die Linsen mit dem schwächeren Ocular unter Combiuirung 

 derselben, so erzielt man Vergrösserungen von 100, 60 und 40 lin., die Be- 

 nutzung des bei gegebenen stärkeren Oculars bringt dieselbe sogar bis auf 

 150, wobei ihr Abstand noch 9 Mm. beträgt. Die schwächeren Ycrgrösse- 

 rungen zeigen eine viel beträchtlichere Zahl (bis "_'7 Mm.), so dass hier die 



*) Optisches Institut von Seibert und Krafft, Wetzlar. 

 Anleitung zu yrissenschaftl. Tioobachtimgen auf Reisen. 38 



