594 Fritsch. , 



Möglichkeit vorliegt, au einem 100 X vergrösserten Object mit aller Behag- 

 lichkeit zu arbeiten.*) 



'Das Reise-Mikroskop. 



Ist es schon unter heimathlichen Yerhältnissen kaum von Vortheil, volu- 

 minöse Stative bei den mikroskopischen Untersuchungen in Anwendung zu 

 bringen, so gilt dies natürlich noch mehr, wenn man sich unterwegs befindet. 

 Die Optiker haben diesem Bedürfniss auch in verschiedener "Weise Rechnung 

 getragen, am weitesten in der Beschränkung des Baumes ist aber Nachet in 

 Paris gegangen, welcher ein Mikroskop construirt hat, dessen messingenes 

 Behältniss nur 90 Mm. Länge, bei 50 Mm. Breite hat, und im Innern den 

 umgelegten Tubus, Objective und Spiegel enthält. Beim aufgestellten In- 

 strument dient das Behältniss, welches einer etwas grossen Schnupftabaks- 

 dose nicht unähnlich sieht, als Objecttisch und Fuss des Statives. Die Yer- 

 grösserungen reichen so weit, wie bei einem gewöhnlichen Stativ, indem 

 Nachet durch besondere Constructiou des Oculars den Nachtheil der gerin- 

 geren Tubuslänge ausgeglichen hat. 



So ingeniös und zierlich indessen auch diese Construction ist**), so wird 

 man wohl nur in dem Falle Veranlassung haben, sie in Anwendung zu ziehen, 

 dass die beabsichtigte Untersuchung es nothwendig macht, das Instrument in 

 der Tasche bei sich zu tragen, um es unter Benutzung starker Vergrösse- 

 rungen augenblicklich aufstellen zu können. Sind die Verhältnisse derartig, 

 so wird sich das Nachet'sche Modell gewiss ausserordentlich empfehlen. Nach 

 dem bereits oben Angedeuteten reicht zur blossen Orientirung, wie man sie 

 in der That beim Sammeln sehr häufig an Ort und Stelle vorzunehmen hat, 

 schon die Zeiss'sche Lupe mit 100- bis 150facher Vergrösserung aus, dazu 

 hätte man also ein Taschenmikroskop keineswegs nöthig. 



Handelt es sich um regelmässige, consequent fortgesetzte Untersuchungen, 

 so wird man gewiss lieber ein Instrument benutzen, welches nicht ganz so 

 winzig ist und der Arbeit mehr Spielraum gewährt. Es ist alsdann nur er- 

 forderlich, das Stativ den Anforderungen der Beise entsprechend leicht und 

 zusammenlegbar zu machen, sowie die einzelnen Theile des Instrumentes 

 möglichst sicher und eng neben einander angeordnet dem Kasten einzupassen, 

 damit kein unnöthiger Baum verbraucht wird. Diese Aufgabe scheint mir 

 wiederum von der Firma Seibert und Krafft am glücklichsten gelöst worden 

 zu sein, deren Beisemikroskop nur einen Kasten von 22 Cm. Länge, 12,5 Cm. 

 Breite und 9 Cm. Höhe einnimmt.***) Solches Instrument leistet, nach mehr- 

 jährigen Erfahrungen, Alles, was der Beobachter verlangen darf, es lässt sich 

 sehr bequem auf dieselbe Tubuslänge bringen, welche die anderen Mikroskope 

 der Firma zu haben pflegen, und ist ausserordentlich leicht und transportabel. 

 In der gewöhnlichen Anordnung ist die Bohrlänge in der That etwa um 

 15 Mm. kürzer, doch kann man sehr bequem besonders beim Ocular I einen 

 entsprechend langen Tubusabschnitt, den man im Kästchen des Mikroskopes 

 mitführt, einschalten, um das Fehlende zu ergänzen. Der Durchmesser der 

 Oculare ist geringer, die Objective sind genau dieselben, wie sie zu den an- 

 deren Mikroskopen benutzt werden. Zu der vom Verfasser gewählten An- 



*) In besonderem Etui kostet das Linsensystem allein nur 10 Thlr. 

 **) Sie ist in Nachet's älteren Katalogen als „Microscope de poche" unter Fig. 18 

 abgebildet und dabei genauer beschrieben. 



***) Ein anderes Modell zeigt noch geringere Dimensionen, ist von mir aber nicht 

 so erprobt worden. 



